642 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



.narche de ces enregistreurs est contrôlée par les 

 ibservations directes, faites trois fois par jour au 

 Bureau central, et quatre ou cinq fois par semaine, 

 quelquefois même plus en été, à la Tour Eiffel, avec 

 deux baromètres à mercure à large cuvette, comparés 

 directement l'un à l'autre. Toutes les observations sont 

 réduites à zéro et corrigées de l'erreur instrumentale ; 

 les bauteurs réduites au niveau de la mer sont, de 

 plus, ramenées à la gravité normale, c'est-à-dire expri- 

 mées en colonnes de mercure dont la densité est éva- 

 luée au niveau de la mer et à la latitude de 45°. 



Une série d'observations de la température a été 

 faite au Bureau central, dans la cour, à l'altitude de 

 3) m ,6 et l m ,60 du sol, dans un abri en fer à double toit, 

 analogue à celui qui est en usage dans toutes les sta- 

 tions françaises. A la Tour Eiffel, les thermomètres 

 sont placés à l'altitude de 335 m ,3 au-dessus de la mer, 

 et à 301 m ,8 du sol, sous un abri à double toit, accroché, 

 du côté nord, en dehors de la balustrade de la plate- 

 forme du paratonnerre. L'abri, comme celui de la ter- 

 rasse du Bureau central, est entièrement ouvert au 

 nord et par dessous. Il est terme a l'est, au sud et à 

 l'ouest, par deux séries de persiennes inclinées en sens 

 inverse et distantes intérieurement de o centimètres 

 environ. Le vent étant beaucoup plus fort à cette hau- 

 teur que près du sol, les petites causes d'erreur intro- 

 duites par l'abri deviennent négligeables, et les obser- 

 vations de température peuvent être considérées 

 comme faites dans d'excellentes conditions. Sous cet 

 abri sont placés un psychromètre, un thermomètre à 

 maxima, un thermomètre à minima, un thermomètre 

 et un hygromètre enregistreurs Richard; on y a ajouté un 

 thermomètre transmetteur électrique, de l'invention 

 de MM. Richard frères, qui donne au Bureau central 

 météorologique la marche continue de la température 

 au sommet de la Tour Eiffel. En plus de ces instru- 

 ments, on a installé à la Tour deux autres séries de 

 thermomètres à lecture directe et enregistreurs, l'une 

 à la plate-forme intermédiaire (230 m ,3 au-dessus de la 

 mer, 196 m ,7 au-dessus du sol); l'autre à la deuxième 

 plate-forme (13G m ,6 au-dessus de la mer, et 123 m ,l au- 

 dessus du sol). 



L'humidité est enregistrée au sommet de la Tour 

 Eiffel, depuis le 10 juillet 1889, au moyen d'un hygro- 

 mètre à cheveu de MM. Richard frères, installé à côté 

 des thermomètres, à 301 m ,8 au-dessus dû niveau du 

 sol. Cet instrument est contrôlé par les observations 

 directes effectuées au psychromètre aussi souvent que 

 cela est possible. 



Pour tout ce qui a trait à l'étude de la pluie et de 

 l'évaporation, les chiffres des observations recueillies à 

 la Tour de 300 mètres n'ont aucune signification réelle. 

 Le vent est tellement fort au sommet que, dans la plu- 

 part des cas, les gouttes de pluie sont animées d'un 

 mouvement horizontal et ne tombent pas dans le plu- 

 viomètre ; il est arrivé fréquemment que, pendant des 

 averses importantes, non seulement le pluviomètre 

 n'indiquait rien, mais que le sol de la plate-forme du 

 sommet n'était pas mouillé, et recevait à peine quelques 

 gouttes, tandis que les objets verticaux ruisselaient 

 d'eau. Pour obtenir, dans ces conditions, des nombres 

 qui aient quelque signification, il faudrait changer com- 

 plètement le mode ordinaire d'observation de la pluie, 

 et la recueillir dans un pluviomètre dont l'entonnoir, 

 au lieu d'être horizontal, pourrait s'incliner et se placer 

 normalement au vent. 



Les anémomètres employés au Bureau central météo- 

 rologique et à la Tour Eiffel sont identiques; ce sont des 

 anémomètres imaginés par MM. Richard frères; ils se 

 composent d'un moulinet formé de six ailettes en alu- 

 minium, inclinées à 45°, et rivées sur des bras très 

 légers en acier : leurs dimensions sont calculées pour 

 que le moulinet fasse exactement un tour pour 1 mètre 

 de vent; leur marche est, du reste, vérifiée sur un ma- 

 nège et, s'il y a lieu, on établit pour chaque appareil 

 une table de correction. Comme le moulinet tourne 

 dans un plan vertical et doit toujours se présenter nor- 



malement au vent, il est monté à l'extrémité d'une pièce 

 horizontale formant girouette et tournant autour d'un 

 axe vertical, qui est placé très près du plan de rotation 

 des ailettes afin de diminuer autant que possible la 

 distance que le moulinet doit parcourir pour s'orien- 

 ter. L'orientation est assurée par une queue rivée à 

 l'autre extrémité de la girouette et formée de deux 

 plaques de tôle à angle aigu. Le moulinet complet ne 

 pèse que 150 grammes; il offre à l'air une surface 

 de 6 décimètres carrés environ. Cet instrument est 

 d'une sensibilité remarquable et peut mesurer des 

 vitesses qui ne dépassent pas m ,l à 0»>,2 par seconde; 

 il se met instantanément à tourner dès que le vent 

 commence à souffler, et s'arrête aussitôt que le vent 

 cesse, tandis que le moulinet de Robinson, à cause de 

 sa grande masse et de sa faible surface utile, prend 

 un certain temps pour acquérir sa vitesse et, une fois 

 lancé, continue à tourner longtemps après que le vent 

 a cessé. 



Les moulinets de ce genre, installés au Bureau central 

 et à la Tour Eiffel, transmettent leurs indications sur 

 des cinémographes Richard frères, qui indiquent à 

 la fois la vitesse du vent à chaque instant en mètres 

 par seconde, et le temps pendant lequel le vent a par- 

 couru une distance de 8 kilomètres. L'anémomètre de 

 la Tour Eiffel est installé à 303 mètres au-dessus du 

 sol. Au Bureau central, l'anémomètre Richard est 

 installé à l'angle nord-ouest de la tourelle, à 20 m ,9 du 

 sol. L'appareil récepteur est dans la pièce qui est 

 immédiatement au-dessous de la terrasse. A l'anémo- 

 cinémographe de MM. Richard frères, employé au som- 

 met de la Tour Eiffel depuis l'origine des observations, 

 on a ajouté, en octobre 1890, un autre cinémographe 

 à indications instantanées. 



La direction du vent est enregistrée d'une manière 

 continue, au Bureau central, au moyen d'une girouette 

 ordinaire, à deux ailes, très mobile, placée à l'angle 

 nord-est de la tourelle; l'axe de cette girouette com- 

 mande directement un cylindre vertical sur lequel est 

 enroulée une feuille de papier; une plume, mue par 

 un mouvement d'horlogerie, descend en vingt-quatre 

 heures suivant une génératrice du cylindre et marque 

 ainsi à chaque instant la direction du vent. 



La circonférence, qui correspond à une rotation com- 

 plète du vent, a sur le papier 157 millimètresde longueur 

 et la plume descend exactement d'un centimètre par 

 heure. A la Tour Eiffel, la girouette se compose de deux 

 roues montées sur un même axe horizontal et dont 

 l'ensemble peut se mouvoir autour d'un axe vertical ; 

 quand les roues ne sont pas orientées exactement dans 

 la direction du vent, elles se mettent à tourner, ce qui 

 change en même temps leur orientation. Cette dispo- 

 sition a l'avantage, tout en conservant une grande sen- 

 sibilité à l'appareil, de diminuer les oscillations brusques 

 que présentent fréquemment les girouettes. Au moyen 

 d'un système de transmission électrique spécial, à trois 

 fils seulement, tous les mouvements de la girouette 

 se reproduisent à distance sur un cylindre vertical 

 identique à celui de la girouette enregistrante du 

 Bureau météorologique. Les contacts sont établis 



de façon que la transmission s'effectue par — - de 

 circonférence, c'est-à-dire qu'il suffit que la direc- 

 tion du vent change de —de circonférence, ou de 



i°3ii'4. : i", pour que le cylindre récepteur, placé à une 

 grande distance, tourne dans le sens convenable de 

 la même quantité; cet intervalle est tellement petit 

 que la courbe reproduit exactement l'apparence des 

 courbes obtenues par transmission mécanique directe. 

 Le dépouillement des courbes, obtenues tant au Bureau 

 central qu'à la Tour Eiffel, a été fait de la même manière, 

 en relevant à chaque heure la direction du vent; cette 

 direction est notée en chiffres de à 32, correspon- 

 dant à N., 2 à N.-N'.-E., 8 à E., 16 à S., 24 à O., et ainsi 

 de suite. La direction du vent est donc appréciée à 



