14'ä Sitzung der physikalisch -mathematischen Klasse 



Nur dieser Zusatz hat etwas Ungewöhnliclies, aber es ist 

 nicht einzusehen, dafs es den bisherigen Erfahrungen wider- 

 spreche; denn aus keiner derselben scheint ein Beweis hervor- 

 zugehen dafür, dafs der Durchgang der Elektricität durch eine 

 Luftschicht von aufserordentlicher Dünnheit nothwendig mit 

 Funken verknüpft sein müsse. 



Im Gegentheil liefsen sich Gründe anführen, welche das 

 Erscheinen von Funken In einem solchen Falle zweifelhaft 

 machen, — um so mehr, als es andrerseits auch noch fraglich 

 scheint, ob wir in den Funken, da wo sie erscheinen, die 

 Elektricität in Wahrheit substantiell überspringen sehen; — 

 sie könnten ebensowohl nur begleitende Phänomen der viel- 

 leicht an sich dunklen unsichtbaren Elektricitäts-Entladung sein; 

 die relative Langsamkeit der Bewegung der Funken in ge- 

 wissen Fällen scheint diefs nicht unwahrscheinlich zu machen. 



Allein der Verfasser will sich nicht in Hypothesen ver- 

 wickeln, sondern es lieber künftigen Beobachtungen überlassen, 

 das in Rede stehende Phänomen weiter aufzuhellen. 



Hr. Dove sprach „über das Maximum-Thermo- 

 meter von Negretti und Zambra", unter Vorzeigung 

 eines übersendeten Exemplars. No. 1232. 



Die Maxlma-Thermometer, bei welchen ein aufserhalb des 

 Quecksilbers befindlicher Stift durch das sich ausdehnende 

 Quecksilber verschoben wird, entsprechen ihrem Zweck des- 

 wegen auf eine ungenügende Weise, weil bei dem Transport 

 sehr leicht der Stift in das Quecksilber hineingeht, und aufser- 

 dem selbst wenn die Quecksilberfläche durch einen Glasstift, 

 oder ein gläsernes Röhrchen von dem beweglichen Stift ge- 

 trennt Ist, doch in der Regel nach längerm Gebrauch der Stift 

 nicht losreifst oder das Quecksilber sich bei ihm vorbeidrängt. 

 Die Thermometer von Negretti und Zambra sind dicht über 

 der Kugel rechtwinklig umgebogen, und in der Umbiegungs- 

 stelle befindet sich ein mit umgebogener und dadurch festge- 

 klemmter Glasstift, welcher einen sehr dünnen Canal für das 

 sich ausdehnende Quecksilber übrig läfst. Bei horizontaler 

 Stellung des Instrumentes trennt sich, wenn die Wärme ab- 



