vom 18, Juni 1855. 405 



einaniler auf einem mit Jodkalium befeuchtetem Papiere standen. 

 Ein Commulator gab, wie früher, dem Inductionsstrome aliein im 

 Glascyiinder die verschiedene Richtung. Als die kleine Fläche im 

 Cylinder mit dem positiven Pole der Inductlonsrolle verbunden 

 war, erschien in 7 angestellten Versuchen der Jodfleck nur unter 

 derjenigen Platinspitze, welche der Richtung des Öffnungsstromes 

 nach positiv war; als die Fläche hingegen mit dem negativen Pole 

 in Verbindung stand, fand sich, unter 13 Versuchen, der Jodfleck 

 8 mal nur unterder andern Platinspitze, 5 malunter beiden Spitzen. 

 Als die Kugel Im Cylinder 17 Linien von der kleinen Fläche ent- 

 fernt war, entstand der Jodfleck bei positiver Fläche 5 mal unter der 

 nachdem Offnungsstrome beurlheilten positiven Platinspitze, bei ne- 

 gativerFläche4malunter der andern Spitze. Wenn man den Ge- 

 sa mmtstrom desMagneto-Inductionsapparats durch 

 sehr verdünnte Luft zwischen einer sehr kleinen 

 und einer dagegen grofsen Fläche übergehen läfst, so 

 geht, wenn die kleine Fläche durch den Offnungs- 

 strom positiv wird, nur der Öffnungsstrom über. 

 Wenn hingegen die kleine Fläche durch den Öff- 

 nungsstrom negativ wird, so geht aufser diesem 

 Strom auch der Schliefsungsstrom über. Dafs durch 

 einen Luftraum nur der Öffnungsstrom übergeht, war seit lange 

 bekannt, und ist eine Folge der geringen Dichtigkeit des Schlie- 

 fsungsstromes, die, wie Poggendorff gezeigt hat (IVIonatsberichte 

 185.5 S. 30), davon herrührt, dafs bei der Bildung des Schliefsungs- 

 stromes ein geschlofsener leitender Kreis sich in der Nähe der in- 

 ducirten Rolle befindet. 



Indefs Gaugain aus seinen Versuchen schlofs, dafs der Öff- 

 nungsstrom durch sehr verdünnte Luft bei einer gewissen Gestal- 

 tung der Elektroden nicht übergeht, folgt aus der vorliegenden 

 Untersuchung, dafs in diesem Falle neben dem Öffnungsstrome 

 auch der Schlief>ungsstrom mit übergeht. Wollte man also dem 

 Gaugalnschen Apparat den Namen des Ventils lafsen, so müfste man 

 es als ein Ventil, nicht fiir den Öffnungsstrom, sondern fiir den 

 Schliefsungsstrom betrachten. Der Anblick der Lichterscheinung 

 im Glascyiinder gibt eine fernere Bestätigung des hervorgehobenen 

 Satzes, deren es freilich nicht bedarf Ich liefs, um das Licht schär- 

 fer sehen zu können, die im Cylinder gebrauchte Messingkugel und 



