178 Gesammtsitzung 
Stangen einer Rührvorrichtung. In der einen Seitenwand war 
oben ein Ausschnitt 0,5” tief, durch welchen die von dem birn- 
förmigen Glasgefäls kommende, an einer Stelle gebogene Röhre 
aus dem Wasserbade austrat. Mittels eines Tförmigen Glasroh- 
res wurde die letztere einerseits mit einem Manometer, an- 
drerseits mit einer Luftpumpe in Verbindung gesetzt. Nach- 
dem dann der Kasten mit Wasser gefüllt war, wurde die Luft 
im Manometer und Glasgefäfs verdünnt, so dafs die Quecksil- 
bersäulen in den die Flüssigkeit enthaltenden Röhren zu sinken 
begannen. Das Quecksilber stieg dann in das birnförmige Glas- 
gefäls, und die Verdünnung wurde soweit fortgesetzt, bis das 
Niveau des Quecksilbers der Röhre, welche die mit der grölsten 
Spannkraft begabte Flüssigkeit enthielt, mit dem Quecksilber des 
birnförmigen Gefäfses nahezu gleich war. 
Da ich zunächst mein Augenmerk darauf richtete zu unter- 
suchen, wie sich die Spannkraftsverminderungen bei verschiede- 
nen Concentrationsgraden von Lösungen ein und desselben Sal- 
zes verhielten, so wurden in 5 der Röhren Salzlösungen ver- 
schiedenen Procentgehaltes desselben Salzes gebracht, in die 6te 
brachte ich reines Wasser, so dafs ich durch Vergleichung der 
9 übrigen Röhren mit dieser direkt die durch das gelöste Salz 
hervorgebrachte Verminderung der Spannkraft erhielt. 
Es hatte diese Anordnung zunächst den Vortheil, dafs sie 
'ein vortreffliches Mittel abgab die Genauigkeit meiner Versuche 
und die Richtigkeit meiner Thermometer zu prüfen, indem ich 
die von mir beobachteten Spannkräfte des Wasserdampfes mit 
denen der Hrn. Magnus und Regnault verglich. Es zeigte 
sich dals meine Zahlen von denen jener frühern Beobachter nur 
um einige Zehntheile von 1"” abwichen. Nur bei einigen we- 
nigen offenbar fehlerhaften, und daher verworfenen Versuchen 
betrug die Differenz 1-3””; bei einem sogar 5"m, 
Nachdem Methode und Thermometer auf diese Weise als 
zuverlässig erprobt waren, brachte das Wasserrohr den Vortheil, 
dals es gestattete die Versuche wesentlich zu vereinfachen, sie 
daher rascher und deshalb genauer auszuführen. Denn ohne Hin- 
zufügen des Wasserrohres hätten die Spannkräfte der Lösungen 
direkt bestimmt, also aulser den Quecksilberständen der Röhren 
auch das Barometer und Manometer abgelesen werden müssen, 

