^7 .?,A!ftB\\T)?. iä\> Vi^VJ^m\>R^•^^"»T> 



•1« -^ 



itleii EiufliiJfe, .weleheu.,'di^;. Aüsdelinmig des Glases auf 

 die Anzeigen des Thermometers bat. 



Von Herrn E. G. Fischek *). 



9. 1. 



Je mehr wir uns einer genauen Kenntnifs der Gesetze nähern, nacli wel- 

 chen die Kraft der Wärme wirkt, die eine so überaus wichtige Rolle in 

 der todten und lebendigen Natur spielt, um so unentbehrlicher wird eine 

 genaue Theorie derjenigen WeVkzeuge, womit wir diese Kraft zu messen 

 versuchen. 



Bei allen mit einer tropfbaren Flüssigkeit gefüllten Thermometern 

 liegt die Idee zum Grunde, dafs die Zunahmen, welche das Volumen der 

 Flüssigkeit bei steigender Wärme erhält, als ein Maafs der Wärme betrach- 

 tet werden sollen. Nun weifs man zwar, dafs diese Zunahmen der wirkli- 

 chen Kraft der Wärme nicht proportional sind ; aber es ist auch klar, dafs 

 man wenigstens die Gröfee dieser Zunahmen genau kennen müsse, wenn wir 

 hoffen wollen, noch einst zu entdecken, welche Functionen sie von der 

 wirklichen Kraft der Wärme sind. 



Es ist ferner bekannt, und leicht einzusehen, dafs, wenn auch die Röhre 

 eines Quecksilber -Thermometers vollkommen cylindrisch, und die Scale ge- 

 nau in gleiche Theile getheilt ist, dennoch zu gleichen Graden nicht gleiche 



Zunah- 

 *) Vorgelesen den 4- Aptil sS^S. 



