03 Fischer 



Mitte des Fundamentalabstandes mehr als einen ganzen Grad betrage; aufser 

 dem Fundamentalabstand aber kann sie^ auf viele Grade steigen. Bei ge- 

 nauem Untersuchungen würde man also jedem Thermometergrad eine Cor- 

 rection ^vegen der Ausdehnung des Glases beifügen müssen. Die Bestim- 

 munt^ dieser Correction hat von der theoretischen Seite vFenig oder gar 

 keine, von der praktischen aber grofse Schwierigkeiten, welche wir zuerst 

 erörtern müssen, da von ihnen gewisse bei der Theorie zu machende Vor- 

 aussetzungen abhängen. 



§.10. 



Die Scale eines Thermometers sollte eigentlich auf der Röhre selbst 

 gezeichnet seyn. Denn, ist sie auf Metall oder irgend einen andern Kör- 

 per gezeichnet, so ist sie so gut als das Glas des Thermometers dem Ein- 

 flufs der Wärme, nur in ganz andern Verhältnissen als das Glas, unterwor- 

 fen. Hierdurch wird die Theorie verwickelt, weil die Ausdehnung von 

 drei Körpern in Betrachtung kommt; die Anwendung aber wird unsicher, 

 weil wir die Gesetze, nach welchen sich dieselben ausdehnen, gar nicht oder 

 mangelhaft kennen. 



Es bleibt, um dieser Schwierigkeit anszuvreichen , für die Theorie 

 nichts anders übrig, als anzunehmen, dafs die Scale sich auf der Röhre 

 selbst befinde; für die Anwendung aber, zu sehr genauen Versuchen, die 

 Scale, wenn sie nicht auf der Röhre selbst gezeichnet werden kann, wenig- 

 stens auf Glas von gleicher Beschaffenheit zu zeichnen. 



§. 11. 



Eine andere praktische Schwierigkeit verursacht der Umstand, dafs 

 bei vielen Versuchen nur die Kugel, nicht das ganze Thermometer, in den 

 Raum gebracht werden kann, dessen Temperatur bestimmt werden soll. Da- 

 bei kann aber die Röhre, nebst der Scale, eine ganz andere höhere oder nie- 

 drigere, und gar nicht sicher zu bestimmende Temperatur behalten. Dafs 

 dieses einen störenden Einflufs auf die Anzeigen des Thermometers habe, 

 ist leicht einzusehen, wenn man erwägt, dafs unter diesen Umständen vom 

 Quecksilber der gröfste, vom Glase aber nur der kleinste Theil die zu un- 

 tersuchende Temperatur annehme, dafs also beide gegen einander nicht die- 

 jenige Ausdehnung erhalten, welche ihnen bei ganz gleicher Temperatur zu- 

 kommt. Diese Schwierigkeit vereitelt selbst dann alle sichre Anwendung 

 einer theoretischen Correction, wenn die Scale auf Glas oder auf die Röhre 

 selbst gezeiclmet ist, und man ist in der That gezwungen, bei allen Versuchen, 



wo 



