156 NOTES SUR LES LIMNIMÈTRES 
— 14%, 107. Ajoutant 1, 2" pour la pente depuis la pierre 
du Niton aux boucheries, la pente totale était à cette époque 
de seize pouces au lieu de dix et demi que donne la moyenne, 
et de neuf que présente le tableau pour l’année 1833. 
Le limnimètre de M. Paul ne réunissant pas toutes les con- 
ditions requises pour atteindre convenablement son but, et 
celui.de la pierre du Niton ne pouvant être consulté dans les 
temps d'orage, je songeai à profiter de la construction du 
grand quai pour en établir un qui fût d'un abord facile et 
complétement à l’abri de toute influence extérieure. Je choisis 
à cet effet le point où le quai vient joindre l’embarcadère du 
port, et J'établis dans la maçonnerie des fondations un tuyau 
de fonte pour mettre en communication les eaux du port avec 
le fond d’un puits pratiqué dans le trottoir du quai. Les eaux, 
garanties par la jetée du port, n’éprouvent en cet endroit 
qu’une légère agitation dans les temps d’orage, et cette 
agitation qui se fait très-peu sentir vers le fond , est encore 
diminuée par la longueur du tuyau; en sorte que l’eau du 
puits est absolument tranquille et sujette seulement , comme 
toute la partie inférieure du lac, aux oscillations connues 
sous le nom de seiches, lesquelles ont plusieurs minutes de 
durée, et ne peuvent pas se confondre avec celles qui ré- 
sultent du mouvement des vagues; elles présentent un phé- 
nomène que le nouvel appareil permettra de suivre et d’étudier 
avec soin. 
Le limnimètre du grand quai est construit sur le même 
principe que celui de M. Paul: une sphère creuse de cuivre 
flotte sur l’eau du puits et en suit en liberté tous les mouve- 
mens; un cylindre en tôle, d’un diamètre un peu plus grand 
et d’une longueur suffisante pour se prêter à toutes les varia- 
tions de niveau, guide la sphère flottante et l’oblige à monter 
et descendre en suivant la même verticale. La sphère porte 
! M. Pichard, ingénieur vaudois, a trouvé 0,39 pour la pente entre 
ces mêmes points. Il a fait son nivellement dans le mois d'avril 1823. Il 
s’est servi du niveau à lunette, et moi simplement du niveau d’eau. Les 
deux résultats ne différent que d’un centimètre. 
