230 D' KÍiVRSLIGETHY RAIJÓ : 



^i= \-^~^)^' 





de a második egyenlet el is hagyható, ha í/q — d^ különbség kisérletileg 

 már meg van határozva. 



A gyakorlati igényeknek teljesen megfelelő számolás ugyan lehető- 

 leg egyszerű, de azért fontos ama megjegyzés, hogy könnyű oly készüléket 

 szerkeszteni, mely a diagramm bejárása által közvetlenül az inga felfüg- 

 gesztés vagy épen a C pontnak tényleges mozgását adja. Ily készülék a 

 Vicentini pantograph mintájára egyszerűen az ingára is alkalmazható, 

 úgy hogy az inga rajza közvetlenül a talajmozgást adja. 



Érdekes ama megjegyzés is, hogy a fenti egyenletek nyomán az 

 egyes kilengések burkoló görbéjének egyenlete is megadható. Ez különösen 

 akkor fontos, ha a jelzőhenger túlkicsiny sebessége folytán az eg^^es len- 

 gések nem élesen szétválaszthatok. 



Az itt levezetett egyenletek a ráhangzás jelenségének egyenleteivel 

 azonosak, de fordított alakban jelennek meg, a mennyiben most a resona- 

 tor mozgásából a környezet mozgását iparkodunk levezetni. 



Elméletileg nem nehéz ugyan a C pont mozgásából következtetést 

 vonni a rengési fészekben végbement mozgásokra, de ily következtetésnek 

 a bevezetőleg mondottak értelmében egyelőre vajmi kis súlya lehetne. 



Mindazon talajmozgások, melyeknek periódusa az ingáéval pontosan 

 összevág, egyenletünk értelmében észrevehetetlenek, bármi is legyen a 

 lökés iránya. Azonfelül nem tagadható, hogy a pillérekben és a talaj utolsó 

 elemeiben megnyilatkozó ismeretlen befolyások megmásíthatják a talaj- 

 és ingalengések amplitudjainak viszonyát. A legjobb elmélet mellett is 

 fontos tehát, bog}' abszolút seismometer birtokában legyünk. 



Teljesen kifogástalan seismometer szerkeszthető ugyan, de alkalma- 

 zásának határai kissé szűkre vannak szabva. 



Vegyünk betontömbbe mereven beág3'azott és állandóan az északi 

 sark felé irányított távcsövet, mely tehát a talaj rengését lehetőleg válto- 

 zatlanul veszi át. Olcsóbb reflektor a czélt egészen jól fogja szolgálni. 

 Látómezeje akkorának választandó, hogy a Sarkcsillag egész napi körét 

 felölelje ; sugara tehát legalább is 115' legyen, A távcsövet photographiai 

 kamarával lássuk el. melyet óramű segítségével a napi mozgással pár- 

 huzamosan megfelelő sebességgel mozgatunk. A készülék természetesen 

 csak éjjel alkalmazható : nappal a fotográfiai registrálás helyébe a szem- 

 mel való megfigyelés léphetne, ha ugyan az első tremorok bekövetkezésé- 

 ről idejekorán értesülhetünk. De raintliogy a seismikus mozgás a Föld fel- 

 színének igen nagy részében megnyilatkozik, majdnem folytonos regis- 



