NÉHÁNY SZEIZMOLÓGIAI OBSZKRVATORIUM. á09 



gon kívül a felső olaszországi hasonló czélú intézeteket és neves földren- 

 gés! kutatóit felkeresem. Ily módon az egész olasz földrengési szolgálatról 

 meglehetősen tiszta képet alkothattam. Megállapodtam ezúttal április 

 (j.-tól április 26.-ig tartott tanulmányutamon München, Strassburg, Basel, 

 Zürich, Como, Milano, Torino, Moncalieri, Genua, Pegli, Voghera, Pavia. 

 Verona, Padova, Triest és Venezia városokban. 



A strassbiirgi intézet a botanikus kert szélén, a fizikai intézet és a 

 csillagda között fekszik, kocsiforgalomtól teljesen mentes területen. Az ala- 

 csony épület a földbe van sülyesztve, úgy hogy csak teteje látszik ki és 

 minden ablak nélküli belseje teljesen dr. Schütt">' hamburgi privát intézete 

 mintájára van berendezve. A megfigyelő helyiséget legjobban skatulyához, 

 vagy belül üres izolált műszeroszlophoz lehetne hasonlítani, a mennyiben 

 falak és tetőzet összefüggő szilárd egészet képeznek. Ezt a belső magot 

 •még két, emennek falaival természetesen sehol össze nem függő fal veszi 

 körül, a mely kétszeres légréteggel védi a megfigyelő helyiséget gyors hő- 

 mérsékleti változások ellen. Az épület szellőztetése nagyon tökéletes és 

 mégis sehol a belsőben légvonatnak nyoma sem észlelhető. Megérkezésem 

 alatt az épület éppen hogy elkészült, mégis nedvességnek még nyomát sem 

 vehettem észre, úgy hogy azonnal a EEBEUR-PASCHWiTz-EHLEK-féle hármas 

 ingának felállításához lehetett fogni. Megjegyzem, hogy ekkor a pinczében 

 chlorcalcium még használatban sem volt. 



A külső falak mellől minden növénytakaró el van távolítva, hogy a 

 nedvesítés veszélye kisebbíttessék, de terebélyes fák az épület közelében 

 mégis bizonyos védelmet biztosítanak különösen a szél ellen, a mi fontos 

 lehet. 



A főteremben közös kútban két, 5 méter magas, de a szoba padozata 

 fölé csak mintegy -V^ méterrel emelkedő beton tömb áll, a melyen két ho- 

 rizontális ingaszerkezet fog helyet foglalni, hogy ezek párhuzamos mene- 

 téből a függesztő és támasztó csúcsok befol^^ása mérlegelhető legyen. A két 

 oszloppal szemben, E-W irányban áll a regisztráló hengernek szintén izo- 

 lált oszlopa. A falak mentén regisztráló thermo-, baro- és higrograf foglal 

 helyet, valamint pontos óra is, a melynek állása a közeli csillagdából 

 adandó időjelek segítségével mindenkoron kellő szabatossággal ismeretes. 



Két más helyiség a ViCENTiNi-féle horizontális és vertikális kompo- 

 nensü mikroszeizmograf és az O.vroRi-GRABLOViTz-féle kónikus inga és a 

 Japánban és angol gj^armatokban nagyon elterjedt MiLNE-féle szeizmometer 

 felállítására szolgál. A műszerek együttes leolvasásai idővel lehetségessé 

 fogják tenni, hogy a különböző szeizmométerek adatai összehasonlíthatókká 

 válnak, a miről ma még szó sem lehet. Eddig csupán Triestben találunk 



* Gerland : Beitrage zur Geopliysik, IV. Bd. % Heft, ji. i>00— 218. 



IS'' 



