•236 R. KÖVESLIGETHY : 



Eine weitere Eaumlichkeit dient der Rectifikation Yerschiedener Pen- 

 delapparate und ein kleineres Zimmer als Dunkelkammer, in welcher mit 

 Hülfe eines etwas verwickelten, docli áusserst praktischen Apparates, der 

 in Dr. Schütt's erwálmter Abhandlimg aüsfülirlicli beschrieben ist, die 

 meterlangen Photogramme in einem Stücke gleichmássig hervorgemfen 

 und fixirt werden können. Ein tiefer Brunnenschacht dient zur Beobach- 

 tung des Standes und der Temperatur des Grundwassers. 



Bei meiner Ankunft stand das Gebáude noch leér, es wurde aber 

 gerade zur Aufstellung des dreifaehen Horizontalpendels geschritten. Da 

 hiebei dieselben Beobachtungen und Griffe vorkommen, wie bei der Auf- 

 stellung der Báron EöTvös'scben Variométer, glaube icb bei dem Gegen- 

 stande nicht lánger verweilen zu müssen. Die übrigen aufzustellenden 

 Instrumente sah icb theils auf der Universitát, bei Herrn Prof. Gerland, 

 theils in der mecbanischen Werkstátte von Bosch, fand sie aber — mit 

 Ausnahme des OMORi'schen Pendels — auch auf den weiteren Stationen 

 meines Weges in voUer Tbátigkeit. Das zuletzt genannte Instrument ist 

 ein überaus einfaches und billiges Horizontalpendel, welches mecbanisch, 

 daher ohne besondere Beaufsichtigung tadellos registrirt und dalier Statio- 

 nen zweiten Eanges sehr empfehlenswerth ist, besonders wenn zwei Ap- 

 parate recbtwinkelig zu einander gestellt werden. Wáhrend die auf beruss- 

 tes Papier gemacbten Aufzeicbnungen dieses Pendels an Klarheit nichts 

 zu wünschen übrig lassen, erlauben die MiLNE'schen Registrirungen weder 

 die genaue Ablesung der Amplitude, nocb der Periode. 



Bei der ausserordentlicben Empfindlicbkeit und Subtilitát des drei- 

 faehen Horizontalpendels kann natürlich nur von photographischer 

 Registrirung die Rede sein. Schon die ersten REBEUR-PASCHwrrz'schen 

 Photogramme sind sehr gelungen und ihnen reihen sich die Triester 

 ebenbürtig an, in denen einer Stunde eine Weglánge von 4 — 5 cm. ent- 

 spricht. Allerdings ist diese Geschwindigkeit keine grosse, sie kann 

 aber wegen der Kostspieligkeit des Verfabrens kaum überschritten wer- 

 den. Eine Walze mehrere Tagé hindurch laufen zu lassen, geht auch nicht 

 an, da man doch zu wissen wünscht, welche Aufzeicbnungen darauf 

 enthalten sind. Bei so kleinen Geschwindigkeiten kann die eiuzelne 

 Schwingung von kurzer Periode kaum verfolgt werden, desto interessanter 

 ist aber die Enveloppe der Ausbiegungen, die auch analytisch zu wichti- 

 gen Resultaten führt. 



Dr. ScHÜTT benützt gelegentlich bedeutend grössere Geschwindigkei- 

 ten 1^ = 20 cm., sogar í^ = ?>0 cm. Zugleich sind diese Photogramme die 

 schönsten, die icb auf meiner Reise zu seben Gelegenheit hatte : jede ein- 

 zelne Schwingung ist scharf gezeicbnet, wáhrend man sonst gewöhnlich nur 

 die Umkehrpunkte in voller Schárfe sielit. Die Kosten der photograpbischen 

 Registrirung belaufen sich im Jahre auf GOO — 800 Mark, können aber laut 



