131 



mologie", udtalt, at denne seismograf er det nødvendige apparat for 

 alle de stationer. som kun kan opstille et apparat, og kun et. som 

 ikke kræver formeget penge, tid eller arbeide. De forventninger, man 

 allerede i aaret 19<)0 stillede ril det, synes ikke senere at være blevne 

 skuffede; apparatet har i de sidste aar vundet saa stor udbredelse ; at 

 det nu betegnes som verdens mest udbredte seismograf. 



Jeg skal saa i al korthed beskrive apparatet og forklare dets 

 virkemaade. Apparatet bestaar, som det vil sees af figuren, af 2 dele, 



-itorizontalpendelen og registreringsapparatet (b). Den første bestaar 

 atter af 2 dele. nemlig den 1.30 m. høie støbejernssøile (a), der kau 

 skrues paa fundamentet, og pendelmassen, der er et 10 kg. tungt 

 blylod, som ligger inde i en messingcylinder (c). Denne bæres af et 

 messingrør id) og er oventil ved bjælp af messingtraad (e) fæstet til 

 et justerapparat paa toppen af støbejernssøilen. Til oveiførelse af 

 jordskorpens bevægelser tjener den omkring pendelmassen staaende 

 hesteskoformige metalstang, der ved en sindrig mekanisme staar i for- 

 bindelse med pendelmassen. Bevægelsen overføres paa en viser (f), 

 der er forsynet mod en skrivestift, som tegner den horizontale bevæ- 



