ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 
29 
pm 
. phique, mise dans le vide, à la place del’écran fluorescent 
de l'appareil précédent. Divers types d'oscillographe ca- 
thodique: Deux types d'instruments sont actuellement à 
l'étude sous forme pratique: 1° L'oscillographe ditde basse 
. fréquence, permettant l'enregistrement desphénomènes 
variables électriques oùumagnétiquesentreles fréquences 
zéro et 30.000 environ par seconde (ce dernier chiffre 
donné seulement pour fixer les idées), la lecture sur le 
tracé pouvant atteindre jusque vers le 1/500.000° de se- 
conde. Ce type d'appareil est particulièrement indiqué 
pour l'usage pratique de l’oscillographie. 2° L'oscillo- 
graphe dit de haute fréquence, permettant les enregis- 
trements pour les fréquences allant de quelques milliers 
à quelques millions et même jusqu’au milliard par se- 
conde, Oscillographe initial : L'auteur se limite, dans la 
présente Communication, à la description, à l'emploide 
l'appareil initial, fait au laboratoire, et àla présentation 
des résultats qu'il a déjà fournis, en particulier de ceux 
obtenus sous la direction du général Ferrié dansdivers 
postes de T. S. F. Cet oscillographe est du type « haute 
fréquence » : la plaque photographique est immobile ; 
le tracé est obtenu par les déviations du faisceau catho- 
dique sous les diverses actions suivantes : 1° Le phéno- 
mène étudié produit une déviation de petite amplitude 
désignée par 2; 2° L'action d’un courant alternatifauxi- 
liaire, d'une fréquence de l’ordre de quelques milliers par 
seconde, produit une déviation Y de grande amplitude 
du faisceau cathodique et de direction perpendiculaire 
à Z ; 3° La rupture d'un courant continu auxiliaire agis- 
sant sur le faisceau permet de faire déplacer rapidement 
la tache,cathodique dans une direction X parallèle à Z. 
On oo que ainsi le « balayage » de la plaque par le 
faisceau; 4" Un aimant permanent W fixe assure le dé- 
part de la tache cathodique à partir du bord de celle-ci, 
quand on effectue lebalayage. Lors d'un enregistrement, 
on provoque à la fois les quatre actions Z, Y, X et W. 
On obtient comme tracé une grande sinusoïde dentelée, 
où les dentelures de direction Z donnent la forme du 
phénomène étudié, courant ou voltage. Zechnique : La 
technique est celle qui correspond à la manipulation de 
tubes à vide ordinaire, où le vide n’a pas besoin d'être 
très poussé. Il est commode d’alimenter le tube à l’aide 
d'un transformateur à haut voltage, en n'utilisant qu'une 
des deux alternances, A l’aide d’un rupleur automa- 
tique spécial, on n'illumine le tube que durantle temps 
juste nécessaire à l'inscription et l’on provoque le ba- 
layage de la phase utile. Pour obtenir de bons enregis- 
trements, il faut que la tache cathodique soit fine ét 
brillante, que la pression dans l'appareil ne soit pas 
trop basse, que l’action du phénomène étudié sur le 
faisceau soit localisée près du diaphragme qui le déli- 
mite, et dans le cas destrès hautes fréquences, connecter 
le milieu de l'enroulement Z à la masse de lappareil. 
. Discussion : Des considérations simples montrent qu’en 
tenant compte des enregistrements obtenus effectivement 
pour les fréquences de l’ordre du million, on trouve que 
la limite probable de visibilité du tracé doit être au voi- 
sinage de la fréquence du milliard. La condition de 
netteté fournit la limite approximative.La sensibilité de 
cet appareil correspond, pour des rayons cathodiques de 
vitesse prise égale à 10!0 em. par seconde, à une dévia- 
_ Lion de 1 mm. sur la plaque si le trajet des rayons dans 
‘le champ est de 5 em. et si l'intensité du champ est 
- d'environ 30 gauss ou 30 volts-em, L'emploi des rayons 
- cathodiques lents permet d'augmenter cette sensibilité. 
L’exactitude des tracés oblenus est indépendante de 
“l'inertie des électtons enregistreurs, tant que celle-ci 
reste constante, ce qui est bien le cas en pratique. Ici 
encore, à cause de l'influence possible de l'onde qui peut 
- être émise par le circuit Z aux très hautes fréquences, 
- la limite d'exactitude des tracés paraît se trouver vers 
la fréquence du milliard. On rencontre en pratique, au 
point de vue du montage électrique du circuit Z,une difli- 
culté signalée par M. Thovert, et qui est importante 
pour l'interprétation du tracé, Toutes les fois que le 
courant qui circule dans le circuit Z ne peut être le cou- 
ant même qu’on veut étudier, on est obligé d’envoyer 
\ 



dans ce cireuit Z, soit une dérivation, soit un courant 
induit résultant du courant principal, Les constantes 
électriques du circuit de l’oscillographe doivent être 
alors judicieusement choisies silon veut que le tracé 
obtenu représente effectivement le courant principal 
étudié. Résultats : La série des enregistrements projetés 
en séance montre la nature des résultats que peut donner 
cet oscillographe.Ils ont été obtenus soit au laboratoire, 
soit au poste de la Tour Eiffel, soit à la Doua. En voiei le 
résumé (N représente la fréquence par seconde): Cou- 
rants d’are chantant: N — 3.000 à 10.000 (oscillations 
entretenues). Courants de lampes à 3 électrodes : N — 
69.000 à 75.000 (oscillations entretenues). Courant 
d'alternateur à basse fréquence : N — 1.150. Courants 
d’are Poulsen : N — 220.000 (oscillations entretenues})et 
N —3.000.000 (oscillations amorties). Courbe de voltage 
d'are Poulsen : N atteignant 10.000.000 (oscillations 
amorties). Courants des ares de la Tour Eiffel et de la 
Doua : N — 20.000 à 30.000 (oscillations entretenues). 
Courbe de voltage d'alternateur Béthenod : N — 20.000. 

Courbe de courant chantant de la Tour Eiffel: N — 
115,000 (oscillations amorties). 
Séance du 19 Décembre 1919 
MM. H. Abraham, L. Bloch et E. Bloch : Ciné- 
matographie ultrarapide (Dispositif électrique). Au 
cours de la guerre, le Service des Inventions, ayant 
décidé de reprendre la question de la cinématographie 
des projectiles, M. L. Bull fut chargé de ces études, Les 
auteurs ont reçu pour mission d'établir rapidement un 
dispositif simple permettant d'obtenir des étincelles 
éclairantes à la fréquence d'au moins 10.000 par seconde. 
Historique. Marey est le premier (1879-1880) qui ait 
appliqué à la chronophotographie l'éclairage par étin- 
celles intermittentes d’une surface sensible mobile sans 
arrêt. Il employait l’étincelle condensée d’une bobine 
d'induction à trembleur et obtenait de la sorte environ 
25 photographies par seconde. L'objet photographié 
était le ménisque d’un électromètre Lippmann enregis- 
trant les varialions électriques du cœur de la tortue. 
Mach (1885) a appliqué cette méthode d'éclairement à 
la balistique et obtenu les photographies bien connues, 
qui montrent l’onde de choc et le sillage du projectile. 
Boys (1890), faisant passer le projectile près de la pla- 
que, obtenait directement l'ombre des ondes dans l’air 
sans aucun appareillage, rien qu’en éclairant par une 
‘forte étincelle instantanée. Ces deux savants n’obte- 
naient qu'une photographie unique, soit du projectile, 
soit des ondes. Au contraire, Wood (1903) a fait de 
véritables cinématographies d'ondes acoustiques. Ges 
ondes étaient produites par une première étincelle et 
photographiées par intervalles à l’aide d’étincelles éclai- 
rantes. La fréquence atteignait 4oo par seconde, 
M. L. Bull, en 1904, a fait des cinématographies beau- 
conp plus rapides, 3.000 par seconde, du vol des insectes 
et aussi d’une balle de carabine à air comprimé. La sur- 
face sensible était enroulée sur un cylindre tournant 
dont l’axe portait lui-même l'interrupteur multiple 
commandant la succession des étincelles éclairantes, Un 
condensateur en quartz, d’un bon rendement lumineux, 
lui permettait d'utiliser de toutes petites étincelles dont 
la Inmière était concentrée sur l'objectif, également en 
quartz, de l'appareil photographique. Grâce à l'emploi 
de deux objectifs éclairés par deux étincelles simulta- 
nées, M. Bulla même pu faire de la cinématographie 
stéréoscopique. Cranz (1907) a repris les expériences 
de Bull et obtenu une fréquence un peu plus grande 
(5.000) en se servant d’un alternateur. Les expériences 
de Cranz et Slatzel ont été poursuivies pendant plusieurs 
années ; les dernières publications paraissent remonter 
à 1912!. Pour obtenir des fréquences élevées (10.000 et 
au-delà), les auteurs emploient une générateur d'ondes 
entretenues de T. S. F. Une source à 700 volts charge 
un fort condensateur qui se décharge dans un éclateur 
refroidi. Cette décharge excite par choc un circuit 

1. Verh. d. deut. phys. Ges., 1912, p. 525. 
