
94 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 
voies biliaires dans l'intestin se transforme normale- 
ment par réduction en stercobiline, vers la région iléo- 
cœcale. Celle-ci peut être caractérisée par la formation 
d’une substance rouge brique en présence d’une solution 
de sublimé, L'auteur est parvenu à extraire des fèces 
ce composé coloré par addition d'ammoniaque. Avec 
la solution, on peut doser colorimétriquement la ster- 
cobiline par comparaison avec une solution étalon de 
chlorure de cobalt. — MM. G. Mouriquand et 
P. Michel: Le scorbut expérimental du cobaye est-il 
dû à la constipation ? Mac Collum et Pitz, étudiant le 
scorbut expérimental chez le cobaye, l’ont attribué non 
à une carence alimentaire, mais à la simple rétention 
cœcale, Les auteurs ont soumis cette conception à l’ex- 
périmentation, el ils ont reconnu que ni la purgation, 
ni la désinfection intestinale ne protègent le cobaye 
contre le scorbut, quand on le nourrit exclusivement à 
l'orge, Celui-ci n'est donc pas dû à la constipation; il 
reste une maladie par carence. 
SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE 
Séance du 16 Janvier 1920 
M. G. Bruhat : Séparateurs de radiations et spectro- 
polarimètres. Les lumières monochromatiques néces- 
saires aux mesures de dispersion rotatoire de précision 
doivent toujours être produites, à partir d’une source de 
lumière blanche, par séparation spectrale, à l'exclusion 
de l'emploi des filtres à radiations. Un spectropolari- 
mètre se compose donc d’un séparateur de radiations et 
d'un polarimètre. Le séparateur de radiations est con- 
stitué par une première fente, que l’on éclaire par une 
image de la source blanche, par un système de prismes 
et de lentilles, qui donne un spectre pur, et par une 
deuxième fente, qui ne laisse passer que la partie que 
l'on désire employer de ce spectre, En déplaçant cette 
seconde fente dans le spectre, on fait varier à volonté la 
longueur d'onde employée ; il ést d’ailleurs commode 
d'employer un séparateur de radiations à déviation con- 
stante : dans l’appareil présenté, le faisceau lumineux 
subit une réflexion qui lui fait traverser une seconde 
fois le système de prismes, et il suflit de tourner le 
miroir sur lequel il est réfléchi pour faire défiler tout le 
spectre sur la seconde fente fixe, Pour obtenir le maxi- 
mum de lumière utilisable aux mesures polarimétriques, 
le polarimètre doit être disposé de telle sorte que les 
images des diaphragmes qui limitent le faisceau dans le 
séparateur de radiations se fassent sur les diaphragmes 
qui limitent le faisceau dans le polarimètre. Un sys- 
tème de deux lentilles, placé entre le séparateur de 
radiations et le polarimètre, donne du prisme une 
image qui se forme sur les plages, et de la seconde fente 
une image qui se forme sur l'anneau oculaire, Les deux 
Le] 
fentes sont des fentes de largeur variable. Si l’on part 
de deux fentes très étroites, on admet dans le polari- 
mètre une bande spectrale de largeur très faible, mais 
en même temps très peu de lumière, Si l’on élargit les 
fentes, on augmente la largeur de la bande spectrale 
employée, done on diminue la précision de la mesure 
de la longueur d'onde, et l’on augmente la quantité de 
lumière admise, donc on augmente la précision des 
mesures polarimétriques. Le calcul montre qu’on obtient 
les meilleurs résultats en maintenant les deux fentes 
égales, Mais il vient un moment où la seconde fente a 
une largeur d, telle que son image céuvre entièrement 
la pupille de l’œil : il est dès lors inutile, et même nui- 
sible, de l'ouvrir davantage. Si l’on veut encore aug- 
menter la lumière, on ouvrira simplement la première 
fente. Il y a donc un réglage particulier des largeurs 
des fentes à considérer : c’est celui pour lequel les deux 
fentes sont égales, et ont la largeur d, qui correspond à 
l’utilisation complète de la pupille. Cest le réglage nor- 
mal d'emploi du spectropolarimètre; il n'est pas pos- 
sible de s’en écarter beaucoup. Si l’on veut ouvrir 
davantage la premitre fente, pour employer des bandes 

l’on rencontre pour éclairer régulièrement une fente très 
large. Si l’on veut rétrécir les fentes, pour employer des” 
lumières plus pures, le calcul montre que la quantité de“ 
lumière admise dans le polarimètre diminue plus vite 
que la largeur de la bande spectrale employée (comme 
son carré), et que par conséquent la précision des 
mesures polarimétriques diminue plus yite que si l’on 
augmentait la pureté en augmentant la dispersion du 
séparateur de radiations, La largeur de la bande spec=. 
trale obtenue dans ces conditions (les deux fentes égales 
à di) est donc une caractéristique importante du spectro- 
polarimètre. C’est la largeur de bande caractéristique 
de l'appareil; c’est celle que l’on emploiera normalement; 
les réglages possibles de la largeur des fentes devront. 
permettre d'employer des largeurs allant par exemple 
de trois fois la largeur caractéristique au tiers de celte 
largeur, sans qu’il y ait lieu de chercher la possibilité 
d'utiliser des fentes fines : la grande pureté des lumières 
employées doit être recherchée par une augmentation 
de la dispersion, et non pas par un rétrécissement des 
fentes. Dans l'appareil présenté, la largeur du faisceau, 
à la sortie du train de prismes, est de 22°"; la distance 
focale de la lentille du séparateur de radiations (lentille 
unique traversée deux fois) est de 150t". La largeur nor- 
male des fentes est de 4", correspondant à une largeur: 
de bande caractéristique de 45 A. dans le vert. On peut, 
dans cette région, employer des bandes de 15 A.,et, avec. 
la lumière du Soleil, obtenir des pointés polarimétriques 
à !/, de minute près (avec un polarimètre type Lippich, 
et une pénombre de 1°). ] 
SOCIÈTÉ CHIMIQUE DE FRANCE 
Séance du 23 Janvier 1920 , 
MM. Ch. Moureu et Ch. Dufraisse : Sur les altéra- 
tions spontanéès de l'acroléine (voir la Revue, t. XXX, 
p. 635, 663, 695, 925 ; t. XXXI, p. 60). — MM. L. Ma-« 
quenne et E. Demoussy: Le cuivre dans ba terre et dans 
les plantes (voir la Revue, 1. XXX, p. 223, 696; t. XXXI,/ 
p. 62). — Au nom de divers collaborateurs et au sien, 
M. Delépine rapporte quelques observations analytiques 
sur l'oxychlorure de carbone. 1. Recherche et dosagew 
du chlorelibre, par M. Delépine, COC/ libère de l'ioden 
lorsqu'on le fait passer à travers des solutions d'iodure 
d'une concentration supérieure à 1/1000 ; cette réaction 
laisserait croire à la présence de chlore libre. Elle est 
commentée et discutée aux points de vue théorique et 
pratique. II. Destruction du phosgène par l'eau; dosage 
des échappées, par MM. Delépine, Douris etVille. L'eau M 
en vapeur agit beaucoup moins lentement que l’eau 
liquide pour détruire l’oxychlorure. Il est donné une w 
marche à suivre pour doser de petites quantités de. 
chlore, UL. Action de l'oxychlorure de carbone sur 
les récipients de fer, par MM. Delépine et Ville. Lew 
phosgène pur est sans action sur le fer décapé ; chargé 
de chlore, il l'attaque et dissout une partie du chlorure 
ferrique. Le phosgène attaque aussi les oxydes et car- 
bonates de fer en se chargeant de chlorure ferrique 
(ordre des millièmes). IV. Dosage de l'oxychlorure dans 
le chlorure de titane, par MM. Delépine et Lafore. On 
décompose le mélange par l’eau et dose le gaz carbonique » 




en le précipitant à l’état de carbonate de baryum. 
V. Dosage de l'acide chlorhydrique dans le phosgène, pars 
MM. Delépine,Monnot, Duval et Lafore. On fait 
réagir le mélange sur le cyanure de mereure sec et dose 
l'acide cyanhydrique formé. Le phosgène étant sans 
action, HON correspond à HCI présent, | 
ACADÉMIE D’AGRICULTURE 
Séances d'Octobre, Novembre et Decembre 19149 
(Suite et fin) ; 
M. Descours-Desacres, envisageant l'application 
de la loi du 25 octobre 1919 concernant les Chambres 
plus larges, avec davantage de lumière, on est très vite l d'Agriculture, fait une critique des imperfections du: 
arrêté par les diflicultés de montage géométrique que À texte de la loi et du retard apporté au règlement 
