
Vice-Amira ARAGO. — UN MODÈLE RUSTIQUE D'ÉQUATORIAL 171 

Le trait de droite, quand on se suppose au 
centre de la circonférence (fig.6), est numéroté 0; 
ceux qui suivent valent respectivement 40, 20,... 
50, 60%, Dans la figure, le 0 tombe entre 17! et 
184 (2,) et on lit 17424. Lorsqu'on se sert de 
l'index, avec la graduation des AR, il faut être 
attentif à prendre pour 0 le trait de gauche, et 
pour 60 celui de droite; on lirait VIH36m. 
On disposera, sur le même tube que [, un 
second index semblable, que nous désignerons 
par l’, et on fera tomber le 0 à 12H du premier, 
sensiblement. 
M (fig. 1, 7, 8) est un plateau en bois sec, peu 
hygrométrique, bien plan, de 200mm.delongueur 
sur 125 mm. de largeur (couvercle, ou fond d’une 
boîte de cigares de la 
Havane); il est fixé sur 
l'axe au moyen de vis. 
Sa face libre repré- 
sente, matériellement, 
le plan d’un cercle ho- 
raire; quand l'axe tour- 
nesde tr" "rle pla 
teau tourne du même 
angle; en conséquence, 
une fois assuré le pa- 
rallélisme de l’axe avec 
celui des pôles, si l’on 
fait tourner le plateau 
de manière à le main- 
tenir dans la direction 
du Soleil, et qu’on note, 
\de temps en temps, les heures marquées par une 
montre et les positions correspondantes de l’in- 
dex I sur la circonférence des ,, les différences 


“ 
n | 
FA eu 
L a 
(CÙ QUI DE 
fs L Ce. 
NN . 
(21 = 00€ 4 
= IE 
Fa INSS 
+ © D. 
AOC 
EE G £ 
KES A > 
0 60 79 60 5 
[l 
LES “: 
Le, 
Fig. 8. 
des heures concorderont, minute pour minute, 
avec les différences des lectures de l'index. Lors- 
que le plan horaire est vertical, ce que l’on peut 
constater au moyen d'un petit fil à plomb, il est 
midi vrai. Nous avons déjà un moyen d'obtenir 
l'heure, comme avec un cadran solaire. 
Mais les étoiles et les planètes nécessitent une 
ligne de visée. Après essais divérs, nous avons 
adopté la disposition suivante, comme celle qui 
a le mieux répondu à notre but. Il faut un autre 
plateau, que nous appellerons support de visée 
(fig. 4, 7, 9), de 200 mm. de longueur sur 90 mm. 
de largeur (long côté de la boite de cigares). En 
son centre, il est percé d’un trou O, ayant le 
même diamètre que le collet de la tige d’une vis 
à bois, longue et relativement mince; celle-ei 
pénètre dans le milieu du plateau horaire et dans 
le corps de l’axe, qui se trouve au-dessous. On 
dispose ainsi d’un organe suffisamment solide 
pour centrer le support de visée et l'appliquer 
sur le plateau horaire, en interéalant, entre le 
support et le dessous de la tête de la vis, une 
petite rondelle en cuir gras et un ressort en 

Fig. 9. 
hélice, que l’on confectionne avec du fil d’acier 
ou de cuivre. Il en résulte que lorsqu'on fait tour- 
ner, autour de ce centre, le support de visée, il 
prend le même mouvement que s’il était monté 
sur un axe matériel perpendiculaire au plan 
horaire, où, comme cotiséquence, perpéndicu- 
laire à l'axe des pôles. 
La ligne de visée proprement dite est un tube 
T en carton fort, de 200 mm. de longueur, à sec- 
tion réctangulairé (30 mm. sur 70 mm. environ). 
À l’un des bouts, un rectangle en carton, de la 
même dimension que la section intérieure, est 
engagé quelque peu, mais suffisamment pour 
pouvoir y être collé ; il s'oppose à toute défor- 
mation du tube. Dansce rectangle, à120u15 mm. 
de l’un des petits côtés, on a percé un trou rond, 
de 3 mm. de diamètre, et qui doit servir d’œil- 
leton, y. 
Tout le long du côté opposé, le tube est collé 
intimement sur le support de visée, dans le sens 
de la longueur de celui-ci, comme on le voit sur 
les figures 9, 7et 1. Au bout opposé à l’œilleton, 
on diminue ladimension de la fénêtre en collant 
une bande de carton QQ; le bord inférieur en 
doit être bien parallèle à la surface du sup- 
port de visée, et à la même distance de cette sur- 
face que le centre de l’œilleton. On possède 
