172 Vice-Amrraz ARAGO. — UN MODÈLE RUSTIQUE D'ÉQUATORIAL 
ES 
ainsi un plan étroit de visée ; eton a du reste soin, 
lorsqu'on vise un astre ou un objet, de le mettre 
à égale distance des deux bords QR, QR de la fené- 
tre, perpendiculaires à la surface du support. 
Le plan de visée est, par construction, comme 
on voit, parallèle à la surface du support et à 
celle du plateau horaire; lorsque le support 
tourne autour de sa vis de centrage, le plan étroit 
de visée décrit donc un cercle horaire. 
L’œil se centre mieux sur l’œilleton, surtout 
la nuit, si on colle, extérieurement à l’œilleton, 
un tube en carton de 20 mm. de diamètre, et de 
20 mm. de saillie; l’axe de ce tube doit passer le 
mieux possible parle ent de l’œilleton, mais 
une rigueur absolue ne s'impose pas. lotte du 
tube dont nous venons de parler est d'obliger, 
presque matériellement, l’œil à prendre l’œille- 
ton toujours de la même manière; c’est là l’es- 
sentiel. 
À mi-distance entre y et le support de visée, 
on perce un autre trou, y, de 5 mm. de diamè- 
tre ; il correspond, en hauteur et en largeur, au 
milieu de la fenêtre délimitée par le bord de 
l'écran QQ, le bas du tube RR et les deux côtés 
QR. De cet œilleton y', on vise par le centre de 
cette fenêtre, ce qui est très commode, et du 
reste suflisant lorsqu'on veut simplement cher- 
cher une étoile remarquable ou une petite cons- 
tellation. Mais l’œilleton y et la ligne de visée 
précise doivent être employés, si une confusion 
est possible entre des étoiles rapprochées, et 
surtout si l'on veut effectuer une détermina- 
tion exacte d'heure. 
Toutes les surfaces internes du tube de visée, 
et les parties externes voisines de l’œilleton ou 
de la fenêtre opposée, doivent être noircies et 
surtout aussiternes que possible;il faut, en 
effet, éviter les reflets, nuisibles à l’observation 
des étoiles, quand il fait de la lune, ou enraison 
de la lumière que l'on ne peut se dispenser 
d’avoir à proximité pour les lectures. 
P (fig.7 et9) est un tube constitué par un 
enroulement de papier ; on y a introduit la quan- 
tité de plomb de chasse nécessaire pour faire 
équilibre au tube de visée, autour de la vis O 
préalablement desserrée ; on a emprisonné ce 
lest en engageant, aux deux bouts du petit tube, 
des boulettes de papier froissé. 
Sur le plateau horaire (fig. 7 et 8) est la gra- 
duation des déclinaisons, de 10° en 10°, centrée 
sur le trou O. D’autre part, au support de visée 
sont collés des index et i'; ils portent un trait 
unique, en coincidence avec le zéro des gradua- 
tions, lorsque la ligne de visée menée bien à 
égale distance des deux bords QR de la fenêtre 
est perpendiculaire à la direction de l'axe NS. 
On vissera un morceau de planchette sur le 
manche, à la même hauteur que le plateau, mais 
du côté opposé ; il n'a pas été représenté sur les 
figures, pour éviter de les compliquer. Il pourra 
être utilisé à consolider le plateau, en mettant 
des cales ou desentretoisesentreles deux pièces: 
on y fixera, extérieurement, le poids nécessaire 
pour que l’ensemble se maintienne toujours en 
équilibre indifférent autour de l'axe, repossEe 
dans ses V. 
Sur le bout supérieur de celui-ci, on remar- 
quera un piton ouvert. Il sert à suspendre l'axe, 
lorsqu'on le rentre à la maison ; car, ni lui ni le 
carton [ ne peuvent rester exposés aux intem- 
péries ; la caisse et les montants demeurent, au 
contraire, en principe à l'emplacement choisi; 
ils ont supporté de fortes bourrasques sans 
inconvénient,et même sans qu’on ait eu deretou- 
ches à faire subir à l'orientation, lorsqu'on a 
voulu observer de nouveau. 
On doit prévoir le cas où l’on est surpris par 
une averse, et celui où l'axe reste en place aux 
heures où le brouillard tombe, entre le plein 
jour et les étoiles du soir; à cet effet, il est utile 
de confectionner, en papier goudronné par 
exemple, une grande coiffe pour l'ensemble du 
plateau horaire et de la visée, et une protection 
appropriée pour le carton H et les index I. 
Il faudra préparer un coin en bois C (fig. 1) peu 
ouvert {25° à 30° environ), destiné à supportenla 
caisse, sous le montant Sud; une brique B à 
mettre sous le côté Est; et un second coin, ana- 
logue au premier, qui sera engagé sous le côté 
Ouest, symétriquement à la brique. 
On constituera un fil à plomb, au moyen d’un 
fil de 1 m. de longueur, à l'un des bouts duquel 
on mettra un petit objet en métal, de forme géo- 
métrique. 
Enfin, on aura une planchette A'B'C'D'(fig. 10) 
analogue à celle qui a servi 
pour constituer le plateau ho- 
raire, ou un carton plusgrand, 
fort et rigide. L’arête A'B' de- 
vra être bien nette et rectili- 
gne. O’est un trou étroit par 
lequel passe un petit fil à 
plomb; avec un bon rappor- 
teur, on trace un rayon O'L' 
faisant avec A'’B'un angle égal au complément 
de la latitude (47° 1/2 par exemple, si la latitude 
est 42°1/2). 

Fig. 10. 
II. — Empcor 
Il faut d’abord caler l’appareil à son emplace- 
ment définitif, en plein air. Le sol doit y avoir 
