Z. CARRIÈRE. — L'INTERFÉROMÉTRIE ET LES APPAREILS INTERFÉRENTIELS 

401 

L'INTERFÉROMÉTRIE 
ET LES APPAREILS INTERFÉRENTIELS DE M. BARUS 
Les interféromètres ont pénétré dans les usines 
pendant la guerre. Ils ont servi en particulier à 
doser les mélanges de vapeurs d’étheret d'alcool 
captées pendant le séchage des poudres B. On a 
cherché à les employer pour le dosage des mé- 
langes de vapeurs nitreuses et de gaz ammoniac 
obtenus dans la fabrication de l’acide nitrique 
synthétique à partir de la cyanamide. Le succès 
relatif de ces applications industrielles est dû à 
la valeur scientifique du personnel dont les 
usines ont disposé pendant la guerre. Celle-ci 
terminée, les interféromètres resteront inuti- 
lisés. 
Même dans les laboratoires de recherches pro- 
prement scientifiques, la mesure de petits dépla- 
cements ne se fait pas toujours à l’aide d’inter- 
féromètres. À. G. Webster! utilisa d’abord un 
interféromètre Michelson pour mesurer les 
amplitudes des vibrations du disque de son 
phonomètre. Il lui substitue actuellement un 
viseur à miroir objectifoscillant dont la sensi- 
bilité est du même ordre, et, sans doute, le 
réglage plus facile. 
Il ne faut pas attendre un changement im- 
portant de cet état de choses des travaux sur 
l’Interférométrie que nous devons à M. Carl 
Barus?, professeur et doyen à l'Université 
Brown. Les appareils qu’il utilise sont sou- 
vent les appareils classiques de Michelson ou 
de Jamin plus ou moins modifiés. Ceux qui lui 
appartiennent en propre, nombreux mais non 
pas très différents dans leur principe, ne sont 
pas plus simples que les interféromètres clas- 
siques et sont d'un réglage particulièrement 
délicat. En tout cas, ils ont fourni à l’auteur des 
résultats dont l'intérêt théorique est considérable 
et qu’il convient de présenter de suite au lecteur. 
1. Proceed. of the National Acad. of Sci. of the U. S. 
America, 1919, p. 175. - 
2. Publications of the Carnegie Institution of Washington : 
N° 149, part 1(1911), part II (1912), part III (1914). The pro- 
duction of elliptic interferences in relation to Interferometry ; 
273 pages. 
N* 229 (1915). Experiments with the Displacement Interfero- 
meter ; 113 p. 
N° 249, part 1 (1916), 158 p. ; part II (1917), 146 p. The 
Interferometry of reversed and non reversed spectra. 
N° 249, part {IT (1919). Displacement Interferometry by the 
aid of the achromatic fringes; 100p. 
Des articles parus dans The American Journal of Science ou 
dans The Philosophical Magazine, de 1910 à 1916, sont repro- 
duits ou condensés dans les Publications, Ées derniers tra- 
Yaux parus sont contenus dans Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the U, S. of America, années 1918 et 
1919. 

ÏJ. — INTERFÉRENCES DE SPECTRES 
L'idée de faire interférer deux spectres n’est 
pas nouvelle. L'expérience de Talbot n'est 
pas autre chose, expérience classique, mais infé- 
conde parce que non susceptible de variantes. 
M.Barus,quine redoute pas les chemins optiques 
compliqués, a su modifier de la façon la plus heu- 
reuse le dispositif de Talbot. 
Dans un spectroscope, la fente du collimateur 
est généralement verticale. Vu dans la lunette, le 
spectrese présente comme une bande horizontale 
ABCD (fig. 1), dont le violet et le rouge occupent 
les deux extrémités droite et gauche ou inverse- 
ment. Si j'appelle avec M. Barus (Publication 
1916, p. 6) axe horizontal ou longitudinal du 
spectre la droite xx' horizontale passant par le 





A 
AR LL 
# 
ji \ 7 
N 



(o] 

a 
C 
1 
Fig. 1. — /nterférences de spectres, d'après le dispositif 
de M. Barus. 
milieu de la bande colorée, cet axe a les proprié- 
tés d’un axe polaire, d’un vecteur, dont les deux 
bouts de couleur différente ne sont pas iden- 
tiques. Un fil fin opaque tendu horizontalement 
au travers etau milieu de la fente réalise prati- 
quement dans le spectre le tracé de cet axe sous 
forme d’une ligne noire. Les poussières dont il 
existe toujoursquelque grain adhérent aux lèvres 
de la fente produisent des lignes noires toutes 
parallèles à cet axe. 
Un spectre a unhautet un bas quela technique 
interférentielle doit distinguer. Tous les rayons 
concourant sur une même parallèle à l’axe hori- 
zontal sontisogènes, c'est-à-dire issus d’un même 
point de la fente.Les rayons concourant sur deux 
horizontales différentes ne sont pas isogènes.En 
particulier, si on arrive à les superposer, le haut 
et le bas d’un spectre ne peuvent interférer. Il y 
a donc lieu de définir un axe vertical ou trans- 
verse du spectre yy! ; on le fera passer vers le 
