
ET LES APPAREILS INTERFÉRENTIELS DE M. BARUS 

Ces droites sont en réalité des arcs d’ellipses 
dont le centre se trouve en un point très éloi- 
gné dans le plan du spectre. Quand les franges 
sont verticales ou horizontales, le centre est sur 
le prolongement des axes horizontal ou vertical. 
Par une rotation autour de AP, rabattons la 
partie gauche sur la partie droite de la figure 4. 
Les plans des miroirs B et C coïncident pour un 
réglage parfait. Supposons-les parallèles, mais à 
une petite distance l’un de l’autre. Nous avons 
le cas des interférences des lames minces | Publ. 
1917, p. 15]. En l’absence de collimateur, avec 
une source étendue, en lumière monochromati- 
que, on obtiendrait les franges circulaires des 
lames minces. Les cercles sont les lieux d’égale 
inclinaison des rayons réunis au foyer de l’ob- 
jectif. Avec un collimateur dont la source est 

Fig. 5. — Formes des franges d'interférences.des spectres. 
réduite à un point, l’inclinaisen des rayons est 
unique. Le spectre qu’il fournit est une bande 
étroite étalée du rouge au violet. Sur cette bande, 
il existe des minima nuls qui correspondent 
aux radiations pour lesquelles l'épaisseur et 
l'inclinaison réalisée produisent interférence. 
Quand le trou-source se déplace pour engendrer 
la fente du collimateur, il y a variation d’incli- 
naison des faisceaux, et les minima nouveaux 
introduits par les nouveaux points ne corres- 
pondent pas aux mêmes longueurs d'onde. Dans 
les nouvelles bandes horizontales colorées dont 
la juxtaposition constitue le spectre, les minima 
nuls ne sont pas en général sur la même verti- 
cale. Les lieux des franges sont des courbes. Ce 
sont très approximativement des ellipses co- 
axiales dont les axes sont parallèles aux axes 
longitudinal et transverse du spectre. Les 
dimensions des axes varient d’une ellipse à 
l’autre, sans que ces courbes puissent se couper 
[Publ. 1919, p. 21; 1917, p. 75]. En général, les 
plans des miroirs rabattus comme il vient d’être 
expliqué ne sont pas parallèles, d’où un dépla- 
cement du centre des ellipses dont les axes res- 
tent toujours parallèles aux axes du spectre. La 
translation de l’un des miroirs et chacune des 
deux rotations élémentaires par lesquelles il 
peut être rendu parallèle à l’autre déplacent les 
ellipses dans le plan focal de la lunette. De là, 
dans la portion de ce plan recouverte par les 
REVUE GÉNÉRALE DES SCIBNCES 


spectres, orientations et écartements variables 
des franges qu’on peut amener, par une rotation 
continue, de la position verticale à la position 
horizontale ou inversement. 
On passe d’une façon continue de la forme 1 à 
la forme 2, puis à la forme 3 de la figure 5. 1 et 3 
sont des arcs d'ellipse à centre très éloigné à 
droite ou à gauche. Dans le.cas 2, le centre n’est 
pas dans le champ, mais l’axe vertical de l’ellipse 
y est. On voit sur la figure l’extrémité inférieure 
de l'axe de 4 ellipses. Les franges peuvent donc 
tourner de 180° en passant par la position horizon- 
tale,pour laquelle elles s’incurvent généralement 
d’une manière sensible. 
Les mesures interférentielles sont faites, le 
plus souvent, avec des ellipses de la forme 2. A 
une translation de l’un des miroirs normalement 
= 
à son propre plan correspond un déplacement 
mesurable de l’axe vertical ou, ce qui est la même 
chose, du centre des ellipses. Le déplacement 
du centre des ellipses est mesuré en longueurs 
d'onde d’après les raies du spectre avec lesquelles 
il coïncide. 
I ne faudrait pas croire que, seuls, les dispo- 
sitifs qui viennent d'être décrits et qu’on a le 
droit de trouver un peu compliqués, fournissent 
des franges elliptiques. L'auteur s'étend lon- 
guement sur Îles franges de même nature obte- 
nues au moyen d’un réseau plan et d’une lame à 
faces parallèles sur laquelle se réfléchissent les 
rayons ayant traversé le réseau. 
Il existe d’ailleurs un grand nombre de rayons 
séparés par ce système et qu’on peut faire inter- 
férer. La difficulté est plutôt d'identifier les cou- 
ples de rayons interférents. 
On trouve très facilement un système de fran- 
ges au moyen du dispositif suivant. On applique 
sur la face gravée d’un réseau une lame de verre 
semi-argentée qu’on a soin de maintenir à une 
petite distance des traits au moyen de cales de 
papier. Avec un collimateur, om éclaire la face 
non gravée du réseau. On observe, dans une 
lunette, les faisceaux réfléchis par le système. 
On peut aussi observer par transmission, Géné- 
ralement d’ailleurs, il faut observer hors du foyer 
de l’objectif, ce que l’auteur explique par des 
défauts de parallélisme des lames de verre. 
2 
