
ET LES APPAREILS INTERFÉRENTIELS DE M. BARUS 

æ — 1/273 pour la température ordinaire, maïs 
prend une valeur bien plus petite à la tempéra- 
ture du rouge d’après les expériences de l’au- 
teur, qui trouve « — 0,0361 entre 20° et 100° et 
a — 0,0015 environ entre ces températures et la 
température du rouge. Quoi qu’il en soit, toutes 
choses égales d’ailleurs, l'indice varie beaucoup 
de la température ordinaire à la température 
du rouge. Or, les interférences elliptiques sont à 
peine modifiées par l'interposition sur le trajet 
des rayons d’une flamme de bec Bunsen [ Publ. 
1916, p. 140]. 
Cette anomalie ne peut être attribuée à l’ioni- 
sation d’après ce qui a été constaté ci-dessus, 
au moins à l’ionisation par rayons X. 
Détermination du rapport des chaleurs spécifi- 
ques à pression constante et à volume constant. 
Transformations isothermes et adiabatiques 
[Publ. 1919, p. 135-140 ; Publ. 1916, p. 142-156]. 
Action d’un champ magnétique surles liquides 
[Publ. 1917, p. 107-130], sur le fer; magnétostric- 
tion [Acad., 1919, 267-272; Publ. 1911, p. 34-38]. 
Polarisation des diélectriques. Phénomène de 
Kerr | Publ. 1914, p. 213-216]. 
Electromètres à quadrants [ Publ. 1914, p. 266- 
273; Am J., 1914, p. 165; Publ. 1915, p. 103- 
113] et à cylindres [ Publ. 1914, p. 266-273]. 
Entrainement de l’éther (dispositif pour le 
mesurer, expériences à réaliser) [Acad., 1919, 
p:121|. 
Vibrations des membranes téléphoniques 
[Publ. 1914, p. 206-210 ; 1919, p. 91-100; Acad., 
1919, p. 331-340]. 
Dans les expériences relatives à ces membra- 
nes, ilestintéressant de signaler quelques détails 
qui forment un programme particulièrement 
attrayant et instructif de manipulations d'élec- 
tricité. 
M. Barus observe les vibrations téléphoniques 
dans une lunette à objectif oscillant dont il 
rend la fréquence égale à la fréquence des cou- 
rants téléphoniques et qu'il excite par le pri- 
maire d’un transformateur dont le secondaire 
est relié aux bornes des téléphones. Combinées 
pour fournir le phénomène de Lissajous, les 
oscillations de l'objectif et des membranes pro- 
duisent des ellipses parfaitement stables, puis- 
| 
| 
409 

que les excitations sont rigoureusement de même 
fréquence. On modifie à volonté la forme des 
ellipses en changeant les caractéristiques du 
secondaire, en modifiant sa self-induction, en 
y insérant des capacités. D’après la variation de 
la forme des ellipses, on peut donc reconnaître 
les retards ou les avances de phase introduits par 
ces modifications de circuit. 
Je dois ajouter ceci : 
La lunette faisait d’abord partie d'un appareil 
interférentiel Jamin pour l'étude des vibrations 
téléphoniques par les interférences en lumière 
blanche. M. Barus a trouvé plus avantageux de 
supprimer l'appareil interférentiel et d'étudier 
directement les vibrations au moyen de la lunette 
simplement modifiée par adjonction d’un mouve- 
ment oscillatoire à son objectif. 
Ce délaissement des méthodes de mesure inter- 
férentielles par M. Barus lui-même confirme ce 
qui a été dit au début de cet article touchant 
l’avenir de l’interférométrie. 
Il n’enlève rien d’ailleurs au mérite du savant 
et à lavaleurscientifique deson œuvre. Le résumé 
succinct présenté ici des parties les plus origina- 
les ne donne qu’une faible idée de la prodigieuse 
variété de dispositifs qui ÿ sont signalés et étu- 
diés. 
À condition de ne pas se laisser rebuter par 
les difficultés de la langue à traduire, par des 
calculs mathématiques longuement développés 
en vue de corrections souvent négligeables, 
par des retours fréquents, au cours des publi- 
cations successives, sur les matières déjà trai- 
tées, un chercheur patient trouvera ample 
moisson à glaner. 
J'ai signalé peu de résultats numériques. A 
consulter certain tableau de nombres des Publi- 
cations, on serait tenté de condamner encore 
plus sévèrement les méthodes interférentielles et 
de tenir pour illusoire la sensibilité attribuée 
aux appareils. Ce serait injuste. La seule conclu- 
sion qui s'impose est que les interféromètres en 
général et ceux de M. Barus en particulier sont 
d’un réglage très difficile, mais d’un haut intérêt 
scientifique. 
Z. Carrière, 
Professeur à l’Institut Catholique de Toulouse, 
