R. CORNUBERT. — LA MICROANALYSE ORGANIQUE QUANTITATIVE 
4k5 

indépendant, de façon que les vapeurs du labo- 
ratoire y pénètrent aussi peu que possible. 
De plus, les deux salles doivent communiquer 
entre elles ; la température doit être la même 
dans les deux salles, ou bien la température de 
la salle des balances doit être supérieure à celle 
de la salle d'analyse, car, dans le cas contraire, 
une rentrée d’air seproduirait dans les appareils 
de fixation de l’eau et de l'acide carbonique 
utilisés dans le dosage du carbone et de l’hydro- 
gène à leur entrée dans la salle des balances et 
les résultats seraient faussés. 
Enfin la position dela balance dans la salle 
des balances n’est pas indifférente. Cette balance 
étant sensible non seulement aux courants d’air 
qui peuvent se produire dans la cage, mais 
encore à ceux qui peuvent exister autour 
d'elle, provoquant ainsi des différences de 
température entre les différentes faces de la 
cage, on ne peut la placer devant un mur 
contenant des coffrages de cheminée; de plus, 
comme pour toutes les balances, et à fortiori 
pour cette microbalance, il faut la disposer aussi 
loin que possible d'un poêle, empêcher qu'un 
rayon de soleil vienne la frapper, l’éclairer arti- 
ficiellement avec une source de lumière placée à 
une distance suflisante. 
Le seul fait de mettre la main près de l’une des 
faces de la cage provoquant un déplacement du 
zéro, il ne faudra approcher les mains que pour 
les opérations indispensables. 
Une conséquence de toutes ces observations 
est qu'avant une série de pesées, il faudra pen- 
_ dant un certain temps ouvrir la cage de la 
balance pour rétablir l’équilibre de température. 
Il convient donc de l'ouvrir tous les matins. 
Une autre conséquence est que, pour toute 
pesée, il ne faudra introduire dans la cage @e la 
balance que les choses absolument indispensa- 
bles, c’est-à-dire corps à peser et poids. Les 
appareils seront par suite pesés en employant 
des tares qui devront être conservées dans la cage 
de la balance et qui seront telles que les poids à 
employer pour rétablir l’équilibre ne compren- 
dront que des centigrammes. 
Le poids de la matière est estimé au millième 
de milligramme pour tous les essais, celui des 
tubes d’absorption ou creusets contenant des 
précipités au centième seulement. 
En ce qui concerne les corps solides, on les 
pèse dans une nacelle de platine ou de porce- 
laine. Pour le dosage de l'azote d’après la 
méthode de Dumas, la matière est placée dans 
un petit tube spécial, etpour le dosage du groupe 
alcoxyle dans une petite capsule de papier 
d’étain. 
Les corps liquides sont pesés dans de petits 
tubes capillaires dans lesquels on introduit au- 
paravant du chlorate de potasse. 
2. Dosage du carbone et de l'hydrogène (Micro- 
liebig). — Cette opération est de beaucoup la plus 
délicate de toutes. 
Nous allons d’abord décrire sommairement 
l’appareil, espérant que la figure 1 sera suffisam- 
ment claire pour nous dispenser de beaucoup de 
phrases à son sujet. 
Avant toutes choses, nous devons faire remar- 
quer que le chargement reste le même quelle que 
soit la composition élémentaire du corps à ana- 
lyser. Le chargement, disposé dans un tube en 
verre d'Iéna de 10 mm. de diamètre extérieur et 
de 400 mm. de longueur!, est le suivant (en com- 
mençant par l'extrémité par laquelle s’échap- 
pent les gaz) : 
laine d'argent 10 mm. 
amiante 2 mm. 
peroxyde de plomb 20 mm. 
l'amiante 2 mm. 
laine d'argent 30 mm. 
amiante 5 mm, (tampon frein A) 
mélange d'oxyde de cuivreet 
de chromate de plomb en 
morceaux de la grosseur 
d’un grain de chanvre 
laine d’argent? 
140 mm, 
30 mm. 
Le degré de tassement du tampon-frein a une 
très grande importance. Au moment où on l’éta- 
blit, il est nécessaire de mesurer son tassement 
et de l’amener à une certaine valeur qu’on me 
permettra de ne pas préciser, car cela m’en- 
trainerait à donner trop de détails. (Ces détails 
sont indiqués dans l’ouvrage du Prof. Pregl*.) 
L'argent a pour but de fixer les halogènes et 
le soufre, le peroxyde de plomb de retenir les 
oxydes supérieurs de l’azote. Ici M. Pregl dut 
surmonter une difficulté : le peroxyde de plomb: 
a la propriété de fixer l’eau. « À une température 
donnée, la quantité fixée élant toujours la même 
et la quantité d’eau retenue étant d’autant plus 
faible que la température est plus élevée », 
M. Pregl, pour avoir des valeurs exactes d’hy- 
drogène, a enfermé les trois premiers éléments 
du chargement (compris dans l’accolade dans 
l’énumération précédente des différents élé- 
ments du chargement) dans un bain à tempéra- 
ture constante dénommé « bloc », cylindre de 
1. Le diamètre intérieur du tube ne doit pas dépasser 
7,5 mm.,sans quoicertaines substances dificiles à brûler comme 
l'anthraquinone remontent le courant gazeux en se volatili- 
sant. 
2. En 1914, celte laine d'argent était remplacée par de 
l'amiante platinée. 
3. Die quantitative organische Mikroanalyse (Berlin, 1917). 
