
métal contenant du pétrole qu’on porte à l’ébul- 
lition : la fraction de pétroleest choisie de façon 
à atteindre une température de 190°. 
Le reste du chargement est chauffé avec une 
rampe à gaz. Un tube peut servir pour 200 ou 
300 analyses si l’on évite un chauffage trop élevé. 
Les tubes d'absorption ont une forme toute 
nouvelle (fig. 2) : ce sont de simples tubes recti- 
lignes comportant à chaque extrémité une anti- 
chambre communiquant avec l'air extérieur par 


ABC) 
DVPT 808 
Fig. 1. — Appareil pour le’dosage du carbone et de l'hydrogène (cotes en millimètres). 
R. CORNUBERT. — LA MICROANALYSE ORGANIQUE QUANTITATIVE 

nettoyage avant la pesée. Pour les nettoyer, on 
les essuie tout d’abord avec un morceau de fla- 
nelle humide en les tenant par une extrémité 
avec une peau de chamois; on les frotte ensuite 
avec une autre peau de chamoiïs. Cette dernière 
doitêtrelégèrement humide, sans quoi on observe 
des erreurs dans les pesées dues à la production 
de charges électrostatiques ayant pour cause la 
trop grande siccilé de cette peau. L’humidifica- 
tion de la peau de chamois se fait très simple- 



Chargement : À, C, F, argent; B, bioxyde de plomb: D, tampon frein en amiante; E, mélange d'oxyde de cuivre en fils et de 
chromate de plomb en grains de la grosseur d’un grain de millet. 
Appareil : G, bloc contenant du pétrole bouillant à 190°; H, microgrille:; I, J, gaine en toile de fer; K, microbrüleur; L, rampe; 
M, manchon réflecteur de chaleur en toile de fer; N, nacelle : O, bunsen ; P, crochet de chauffe ; (, appareil d'absorption 
de l'eau; R, appareil d’absorplion d'acide carbonique; S, absorbeur de garde; T, aspirateur; U, appareil d'épuration ; 
V, caoutchoucs de raccordement; W, compte-bulles contenant de la potasse du commerce. 
Matières absorbantes : a) chlorure de calcium en morceaux de la grosseur d'un grain de millet; a’) chlorure de calcium en 
morceaux plus gros ; b) chaux sodée humide. 
des ouvertures capillaires, antichambre qui a 
pour but de protéger leur chargement. À l’une 
des deux extrémités, chaque tube comporte un 
rodage permettant le nettoyage et le remplace- 
ment du chargement usé. 
Le tube à eau est rempli de chlorure de calcium 
de la grosseur d’un grain de millet. Sa longueur 
est de 80 mm. Le chlorure de calcium doit être 
rendu indifférent à l’acide carbonique. 
Le tube à acide carbonique, d'une longueur de 
120 mm., est chargé avec de la chaux sodée éga- 
lement de la grosseur d'un grain de millet et 
avec du chlorure de calcium de même grosseur. 
Dans l’antichambre A, on introduit une goutte 
d’eau (pour éviter des erreurs par les chaleurs 
lourdes de l'été). 
Ces tubes, qui peuvent servir jusqu’à ce qu’ils 
aient augmenté de 100 mgr.environ, nécessitent 
une précaution particulière au moment de leur 
ment. La flanelle humide d’une part et les peaux 
de chamoïs d'autre part sont conservées sépa- 
rément dans des cristallisoirs fermés; on se 
contente d'interchanger une fois par jour Île 
contenu des cristallisoirs,. 
Avant le tube se trouve, formant une seule 
pièce, un appareil épurateur (tube en U) chargé 
avec de la chaux sodée et du chlorure de calcium 
de la grosseur déjà indiquée et un compte-bulles 
dans lequel on introduit de la potasse à 36° B. de 
facon que le tube plongeur y pénètre à peine, Il 
faut ici encore attirer l'attention sur un détail : 
le chlorure de calcium du tube épurateur, celui 
du tube à eau et celui du tube à acide carbonique 
doivent être pris sur le même échantillon; une 
différence de siccité du chlorure de calcium entre 
les différents appareils provoquerait une aug- 
mentation de poids des tubes. 
Quelques indications doivent aussi être don- 
