382 



E. MATHIAS — LE LABORATOIRE CRYOGÈNE DE LEYDE 



cascade de températures, du obtiendra évidem- 

 menl lapin-, ba — température possible par rem- 

 ploi d'une cascade ayant pour dernier échelon le 

 gaz dont la température critique est la plus basse 

 de toutes. 



Celle méthode serait très onéreuse si les vapeurs 

 i. sultan I île l'ébullition des liquides étaient 

 perdues: car il faudrait disposerd'énormes masses 

 de gaz liquéfiés et le maintien de la température 

 la plus liasse ne serait possible que pendant le 

 temps correspondant à l'épuisement de l'un des 

 liquides du la cascade. La méthode serait tout à 

 l'ail impraticable pour des expériences de longue 

 duréi 



Si. comme M. Raoul Pictet l'a fail le premier 

 dans ses expériences sur la liquéfaction de 

 l'oxygè il de l'hydrogène, on établit une circu- 

 lation contimii de chacun des liquides, les vapeurs 

 produites par l'ébullition étant aspirées par une 

 pompe, puis comprimées jusqu'à leur retour à 

 l'étal liquide et ainsi de suite, il en est tout autre- 



nt. Chacun des corps de la cascade parcourant 



un cycle fermé d'opérations, les différentes chutes 

 «le température et en particulier la dernière 

 peuvent, grâce au fonctionnement régulier des 

 pompes, être maintenues aussi longtemps qu'on 

 voudra. Dans ces conditions, la dépense des gaz 

 esl faite une fois pour toutes, et les fuites inévi- 

 tables qui se produisent avec les appareils les 

 mieux clos ont pour seule conséquence d'exiger, 

 de temps en temps, le remplacement du gaz qui 

 s'esl échappé. 



La méthode suivie à Leyde pour l'obtention des 

 hasscs températures est celle de M. R. Piclet, 

 c'est-à-dire T emploi de la cascade combiné à une circu- 

 lation complète de chacun des corps qui en constituent Us 

 . Ceux-ci ont été choisis en s'inspirant des 

 travaux des savants passés maitres dans l'art de 

 manier les gaz liquéfiés : M. L. Cailletet et ses 

 émules, MM. Wroblewski et Olszewski. 



M. K. Onnes emploie trois chutes de tempé- 

 rature, fournies par le chlorure de méthyle, l'é- 

 thylène et l'oxygène ; d'où trois cycles de transfor- 

 mai ions que nous allons étudier successivement 

 cl donl les causes de perfection sont : 



L'échclonnagc raisonné de la cascade : 



Le minimum de la conductibilité des parois et 

 de leur équivalent calorifique : 



Le maximum de contact des cycles avec le mi- 

 nimum de substances; 



La suppression automatique des différentes 

 causes de dangers. 



La réalisation d'un triple cycle est une des ca- 

 ractéristiques du Laboratoire cryogènc de Leyde. 

 M. u. Pictet, dans son installation de 1878 comme 

 dans son installation récente de Berlin, n'emploie 



que deux cycles. Il en est de même du P r J. Dewar 

 dont les mémorables recherches sur la liquéfac- 

 tion de l'air, analysées récemment dans ces co- 

 lonnes '.alors que le manuscrit de cet article était 

 déposé, ont été laites avec un double cycle, com- 

 posé d'éthylène et de bioxyde d'azote ou d'acide 

 carbonique. 



L'ensemble de l'installation de Leyde e>l donné 

 par le schéma de la planche hors texte J , dont 



I 



toutes les parties sont ligurées au— de leur gran- 



OU 



deur naturelle. Chacun des cycles est caractérisé 

 par une teinte plate différente :1e chlorure de mé- 

 thyle par du bleu, l'éthylène par du roi - 

 l'oxygène par du vert. Il est donc aisé de les dis- 

 tinguer, d'autan! plus que le sens de la circulation 

 des liquides ou des gaz est indiqué par des flèches 

 à simple fer pour le premier cycle, à double fer 

 pour le second, à triple fer pour le troisième el 

 dernier cycle oxygène . La moitié supérieure du 

 schéma montre les trois circulations: la moitié 

 inférieure comprend à peu près exclusivement les 

 pompes. 



II. 



Cm i.i i ni.oiii ai: ni: MÉTHYLE. 



Ce gaz étant livré sensiblement à l'étal de pu 

 par l'industrie, il n'y a rien à dire de sa pré- 

 paration. Il est contenu dans un corps métal- 

 lique A (pi. L 3 sultisammenl résistant pour sup- 

 porter la tension de vapeur du chlorure de méthyle 

 à la température du laboratoire. 



De A, après avoir passé dans un indicateur de ni- 

 veau r, PL I etfig.l, n°2), le liquide se rend dans 

 une sorte de boite creuse R ' et forme bain autour 

 du tube à élhylène liquide. Un robinet It. à poi- 

 gnée isolante, sert à régler le courant de chlorure 

 de méthyle liquide, donl un appareil filtrant fig. I 

 u I! arrête les impuretés au moyen de laine de 

 verre, lin R, le chlorure liquide est en pleine ébulli- 

 tion ; ses vapeurs, aspirées par la pompe P. passent 

 dans le régénérateur C, où elles entourent un ser- 

 pentin dans lequel circule'/; sens contraire l'éthy- 

 lène sous pression. 



De •'.. les vapeurs de chlorure de méthyle, ranu 

 à la température ambiante par l'éthylène, vont à la 



i Revue générale dei Sciences, n° «lu 15 mars 1896, p. - 

 i le tte planche, ainsi que les au 



appartient à an mé ire en cours de publication 



i l'Académie des Sciences d'Amstordam. 



A (condenseur du chlorure de méthyle dans le premier 



le cor tenseur ordinaire des machines frigorifiques 



■ ■ sulfureux fabriquées parla u Société genoi àf 



Construction ■ • L'eau passe par les tubes el le gai comprimé 



se condense dans la chaudière l i caisse, dans laquelle 



i soi lie, esl i emplie de gl i 

 tube indicateur du niveau puisse fonctionner, sans quoi le 

 serait en ébullition constante 

 1 I: esl le condenseur réfrigérateur de U Pictet : il P r0 " 

 1 1, m de la Soi i construction, 



