386 



E. MATHIAS — LE LABORATOIRE CRYOGÈNE DE LEYDE 



cylindrique de 22 centimètres de diamètre et de 

 5 centimètres de hauteur, remplie d'éthylène liquide 

 bouillant. Au-dessus, pour amortir le ressaut du 

 gaz, est une chambre conique, effilée, de 25 centi- 

 mètres de haut, surmontée d'une chambre cylin- 

 drique de même hauteur et d'environ ll cm ,5 de 

 diamètre. Les vapeurs d'éthylène s'échappent par 

 un tube cylindrique E (fig. 2) de 3 centimètres de 

 diamètre et de 60 centimètres de long environ, 

 dont l'axe est occupé par le tube de cuivre D qui 

 amène l'oxygène en sens inverse. Enfin, les vapeurs 

 d'éthylène, sous l'aspiration de la pompe Q (PI. I), 

 retournent à celle-ci où elles sont de nouveau com- 

 primées avant de retourner dans la circulation. 



L'oxygène traverse le vase à ébullition dans un 

 serpentin de cuivre F (fig. 2) qui fait suite au tube 

 d'arrivée D. Ce serpentin utilise : dans la chambre 

 cylindrique supérieure, le pouvoir refroidissant des 

 vapeurs d'éthylène (surface de contact =0 m2 20); 

 dans la chambre conique, le pouvoir refroidissant 

 des gouttelettes (surface decontact = m2 15); dans 

 la chambre inférieure, le froid du liquide en ébulli- 

 tion (surface de contact = m -15). La surface déve- 

 loppée par le serpentin est calculée de façon à uti- 

 liser aussi complètement que possible la puissance 

 de réfrigération de l'éthylène. S'il en est ainsi, les 

 vapeurs d'éthylène doivent sortir de la boite à 

 ébullition sensiblement à la température ordi- 

 naire. On obtient ce résultat remarquable avec 

 une circulation qui, en deux heures, fait passer 

 dans la boîte à ébullition un peu plus d'un litre 

 d'éthylène liquide, qu'on fait bouillir sous une 

 pression de deux ou trois centimètres de mercure. 



Il faut avoir grand soin d'éviter la condensation 

 de la vapeur d'eau sur le vase à ébullition et, en 

 général, tout apport de chaleur extérieure par con- 

 vection, conductibilité ou rayonnement. M. K. Onnes 

 y arrive en enveloppant le vase d'anneaux de 

 feutre alternant avec des intervalles remplis de 

 laine G, le tout recouvert d'une couche mince de 

 papier, de coton et de vernis soutenue par un treil- 

 lage tressé en bambou. La boîte à ébullition est 

 portée par un pied en bois. 



Tout danger d'explosion, provenant de l'em- 

 prisonnement à un certain moment d'une grande 

 masse de gaz dans un petit espace, est évité par 

 ce fait que l'arrèteur d'huile E, le serpentin à con- 

 densation C, la pompe Q, le vase à ébullition II peu- 

 vent, d'eux-mêmes, se décharger à travers des sou- 

 papes de sûreté dans un grand réservoir D aussitôt 

 que la pression dépasse une valeur donnée. Ce ré- 

 servoir D (PI. I), dit réservoir de sûreté, a une capacité 

 de 600 litres, et tout l'éthylène en circulation peut 

 y distiller sans excéder la pression que ses parois 

 peuvent supporter. La pureté du gaz peut être 

 contrôlée, à chaque instant, dans toutes les parties 



du cycle élhylène, par des manomètres qu'il est 

 utile de consulter constamment. Cette observation 

 s'applique, d'ailleurs, aux deux autres cycles. 



IV. — Cycle oxygène. 



L'oxygène, comprimé dans un compresseur Cail- 

 letetmodifiéSou provenant d'une bouteille I(P1. 1 . 

 passe d'abord dans trois appareils purificateurs F' 

 et de là dans le vase à ébullition H de l'éthylène où 

 il arrive à la température ordinaire. Il est refroidi 

 par la vapeur, puis par les gouttelettes et prend 

 enfin la température de l'éthylène bouillant dans 

 le vide. De là, l'oxygène traverse une soupape qui 

 empêche son retour en arrière et, par un tube très 

 bien protégé contre la température extérieure, 

 roule dans la boîte à ébullition K et enfin dans le verre 

 h ébullition J (fig. 3). Le jet d'oxygène liquide, 

 filtré, est dirigé contre la paroi intérieure d'un 

 tube de verre presque obturé à sa partie supérieure 

 par les spirales du tube qui amène l'oxygène ; au 

 bas, ce tube se termine par un bec de cuivre très 

 mince par lequel l'oxygène coule. La vapeur 

 d'oxygène, s'échappant entre le jet et le tube 

 extérieur, circule autour de V appareil eu formant che- 

 mise de vapeur. 



Dans le verre J, d'un diamètre de 4 centimètres, 

 l'oxygène bout sous la pression normale ou réduite 

 (produite par la pompe T ', qui peut jouer si on le 

 veut le rôle de compresseur auxiliaire) et sa tempéra- 

 ture s'abaisse au voisinage de — 200° C 2 . A sa partie 

 supérieure, le verre J est renflé latéralement pour 

 recueillir les gouttelettes projetées par l'ébullition. 

 Il est fermé par un double couvercle de cuivre 

 dans lequel passent deux tubes de verre ; 

 d ans l'un, qui est la continuation du verre à 

 ébullition, on introduit les corps à refroidir : c'est 

 le puits frigorifique O (fig. 3); dans l'autre tube est 

 une soupape d'aspiration. 



Le verre à ébullition est supporté par un petil 

 vase de verre mince près du fond duquel l'oxygène 

 évaporé s'échappe. Le verre à ébullition est en- 

 touré d'un boite de cuivre mince ou boite à ébullition 

 bien protégée contre la chaleur extérieure; 

 l'oxygène évaporé est entraîné dans le haut de 

 cette boîte et passe de là dans la pompe T qui l'ait 



' La pompe T, verticale comme la pompe S, est cons- 

 truite par la Société genevoise. La plus haute pression à 

 laquelle on règle la soupape de sûreté est de 8 atmosphères. 

 Les dimensions du piston sont les suivantes : 



Diamètre 49 millimètres. 



Course 120 — 



2 La température de l'oxygène bouillant sous la pression 

 atmosphérique, mesurée avec un thermomètre à hydrogène, 

 a donné — 182°, 4 sous la pression de TI6S millimètres de 

 mercure. La température la plus basse mesurée ainsi a 

 été — 184 degrés. 



Cependant, en faisant le vide, M. K. Onnes est descendu 

 ;'i 8 millimètres de tension, ce qui, pour l'oxygène liquide, 

 correspond à — 200 degrés centigrades environ. 



