338 A. IMBERT ET H. BERTIN-SANS IUDIOGRAPHIE DU CORPS D'UN NOUVEAU-NÉ 



ceau, même lorsque la cathode est concave, peu- 

 vent d'ailleurs être rapportées, soit, comme l'avait 

 avancé M. W. Crookes, à la répulsion de deux 

 rayons cathodiques voisins, soit, comme il parait 

 résulter des expériences de Wiedemann et Ebert, 

 à la réactionque touteeathode exerce sur les rayons 

 qui en émanent. 



Si l'on admet, au moins provisoirement, celte 

 explication, il est facile de déterminer une forme 

 de cathode telle que les rayons X soient émis non 

 plus par une région annulaire, mais par tous les 

 points d'une région circulaire de plus petit dia- 

 mètre, ce qui supprimerait l'inconvénient présenté 

 par les tubes focus. Nous nous proposons d'étudier 

 des tubes construits d'après ces données. 



On peut, d'ailleurs, augmenter la netteté des 

 épreuves obtenues avec un tube focus en utilisant 

 un fait constaté par M. Gouy et que nous avions 

 nous-mêmes signalé dans notre Note à l'Académie 

 du 9 mars dernier. L'émission des rayons X se fait 

 avec une intensité sensiblement égale suivant 

 toutes les directions normales ou obliques à la sur- 

 face qui émet. Par suile, en disposant la lame de 

 platine obliquement par rapport à la plaque sen- 

 sible, on diminue le diamètre apparent de la sur- 

 face d'émission et l'on augmenle ainsi la netteté 

 des autres dont le cliché se compose. Toutefois 

 celle remarque perd de son importance lorsque 

 l'on veut impressionner une grande plaque. 



Heureusement les tubes focus employés normale- 

 ment permettent de réaliser une 1res grande net- 

 teté en raison de ce fait que, grâce à leur rende- 

 ment considérable en rayons X. on peut les placer 

 à une dislance assez grande de la plaque sensible. 

 On peut juger de celte netteté par la figure 1 

 i\\ 557 , réduction de la radiographie du corps en- 

 lier d'un enfant mort-né. Celle radiographie a élé 

 obtenue en une seule fois, avec une pose de 25 mi- 

 nutes et un lubefocus qui nous a élé fourni par 

 l'habile constructeur bien connu, M. Chabaud. Le 

 tube, actionné par une puissante bobine, mise 

 elle-même en activité par un courant d'environ 

 10 ampères, interrompu par un interrupteur Fou- 

 cault, était placé à ":2 centimètres de deux plaques 

 24X30 juxtaposées et sur lesquelles lepetil cadavre 

 était couché. Celte distance de 7-2 centimètres 

 avait d'ailleurs élé calculée de telle sorte que les 

 douilles contours des ombres des parties du sque- 

 lette les plus éloignées de la plaque sensible par- 

 lies antérieures des côtes) ne lussent pas dislantes 

 de plus de mD 3. Les données du calcul nous 

 avaienl été fournies par des épreuves préalables 

 sur lesquelles nous avions mesuré l'écartemenl des 

 deux ombres d'uni 1 aiguille disposée parallèlement 

 à la plaque sensible, à une distance connue de 

 celle-ci, ce qui nous avait permis de déterminer le 



diamètre de la couronne d'émission des rayons \ 

 sur la lame de platine. 



Sur l'épreuve représentée par la ligure 1 toutes 

 les parties dusqueletle sont nettement reprodui le s. 

 On y distingue, en particulier, lesdentsdans leurs 

 alvéoles, le cercle Lympanique. toutes les vertèbres, 

 y compris les diverses pièces du sacrum, les trois 

 os du bassin, les côtes, les clavicules, les omo- 

 plates, elc. 11 est donc possible d'obtenir, par une 

 seule épreuve, desrenseignements complets et pré- 

 cis sur le squelette entier d'un enfant, et ces ren- 

 seignements comprennent la présence de minimes 

 points d'Ossification (fémur, libia, points latéraux 

 des diverses vertèbres sacrées, etc.), dont quel- 

 ques-uns, ceux des phalanges des orteils et des 

 cuboïdes parexemple, n'ontpasun diamètre supé- 

 rieur à mm 3 et ne pourraient être décelés que 

 bien difficilement par une dissection même minu- 

 lieuse. De là l'importance de la radiographie eri 

 médecine légale pour déterminer l'état exact du 

 squelette d'un lœlus et par suite son âge, lorsqu'on 

 aura, par une série d'épreuves, constaté, semaine 

 par semaine, le développement du système osseux. 

 La radiographie constituera encore, semble-l-il, 

 un procédé précieux d'investigation pour l'étude 

 de tous les cas lératologiques; en fournissant, en 

 outre, le moyen de reconnaître, dès leur appari- 

 tion, des malformations osseuses dont on pourra 

 suivre pas à pas le développemenl sur le vivant. 

 la radiographie permettra peul-èlre de détermines 

 la cause prochaine de ces anomalies et d'établir 

 surdes bases sûres une thérapeutique chirurgicale 

 ou orthopédique rationnelle '. 



A. Imbert. H. Bertin-Sans, 



Professeur de Physique ( lie! de* travaux de Pbvsiqna 



biologique biologique 



a la Faculté de Mode :ine de Montpellier. 



1 Sur ta Photographie de l'Invisible, et les rayons X, la 

 Revue :i publié la. série des articles suivants : 



I. lu Photographie de Vlnvisible-; introduction aux expé-i 

 riences de Rœntgen, dans la Revue du 3(1 janvier, page l' 1 



■l. tes rayons cathodiques et les rayons Rœntgen, pal 

 M. II. I'oincaré, de l'Académie des Sciences, ibidem, page 52 



'! Expériences sur un nouveau genre de rayons, par M. W. 

 Un vi gbn, ibidem, page 59. 



i. Remarques au sujet des vues théoriques de M. Rœntgen, 

 par M. A. Si hlm'br, de la Soc. Royale de Londres, ibid., p. 64i 



.".. Les vibrations longitudinales de l'éther ii propos des 

 rayons de Rœntgen, par M. J. Bottomley, de la Société 

 royale de Londres, ibidem, page 6c. 



G. Elude expérimentale des rayons de Rœntgen, par M. J. '• 

 Perrin, ibidem, page 67, 



7. Expérience sur les rayons de Rœntgen, par M. L. Du- 

 fouu, dans la Revue du 29 février, page 191. 



8. Les faits nouvellement acquis sur les rayons de Rœntgen, 

 par M. C. Raveau, dans la Revue du lô mars 1896, page 2i9 



9. Les hypothèses actuelles sue la nature des rayons Rœnl- 

 yen, par M. 0. Lodge, dota Soc. nivale de Londres,î'4id.,p. 253. 



10. Expériences à tenter sue les rayons Rœntgen, par 

 Lord Kelvin, de la Soc. royale de Londres, ibid , page 238, 



II. Lu technique et les récentes applications de la photo- 

 graphie de l'Invisible, par MM. C. Raveau et G. Meslim, 

 dans la Revue du :1Û avril, page 391. 



