:r, ', 



C.-M. GARIEL — REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE 



V. — Applications scientifiques de l'électricité. 



A côté des recherches théoriques, il y aurait 

 lieu de parler des applications pratiques de l'élec- 

 tricité ; mais les faits intéressants dans cet ordre 

 d'idées ont été exposés dans la Revue au moment 

 où ils étaient une question d'actualité; nous 

 n'avons donc pas à y revenir. 11 est cependant 

 quelques points qui intéressent plutôt les cher- 

 cheurs que les industriels et qui nous paraissent 

 mériter l'attention. 



Il est inutile de montrer l'intérêt qui s'attache à 

 l'obtention d'un bon modèle d'accumulateur : on sait 

 que l'inconvénient principal des types ordinaire- 

 ment employés consiste dansles détériorations qui 

 se manifestent trop rapidement sur les plaques 

 qui servent d'électrodes. L'accumulateurà navette, 

 inventé par M. Blot, parait devoir échapper aux 

 causes qui amènent ces détériorations : imaginons 

 que sur une pièce en plomb antimonié on enroule, 

 comme on fait d'un fil ou d'un ruban sur une 

 navette, une lame de plomb de 2 à 3 centimètres 

 de largeur et ayant subi préalablement un gauf- 

 frage. de manière à augmenter la surface du métal, 

 puis que l'on sectionne transversalement celte na- 

 vette par son milieu: réunissons alors plusieurs 

 demi-navettes de ce genre dans un cadre en plomb 

 antimonié convenablement agencé, et nous aurons 

 constitué une des électrodes de l'accumulateur ; on 

 en placera deux semblables dans un vase, dans 

 lequel on versera de l'eau acidulée, et aaformera 

 la surface du métal par les procédés indiqués par 

 G. Planté. 



Les avantages de ce modèle d'accumulateur con- 

 sistent dans la très grande surface du métal en 

 contact avec le liquide acidulé, d'une part, et, 

 d'autre pari, l'absence des déformations qui accom- 

 pagnent les actions chimiques de la charge 

 et de la décharge et qui ont pour effet de 

 produire des gondolements, et même la destruction 

 des plaques, tandis que, dans ce modèle, les 

 rubans de plomb fixés seulement à la partie supé- 

 rieure sont libres de changer de forme, de volume 

 même, sans qu'il se produise en aucun point 

 aucun effort susceptible d'occasionner un déchi- 

 rement, une rupture. 11 y a là une idée fort ingé- 

 nieuse, et les résultats observés jusqu'à présent 

 semblent montrer que son application conduit à des 

 résultats satisfaisants. 



Des améliorations ont été ('gaiement obtenues 

 dans la construction des appareils de mesure : 

 nous signalerons seulement pour mémoire les am- 

 pèremètres cl les voltmètres périodiques de 

 MM. Arnoux et Chauvin, qui sont plutôt destinés aux 

 applications industrielles, mais nous nous arrête- 



rons quelque peu aux moditications apportées aux 

 galvanomètres par M. Abraham et par M. Pierre 

 Weiss. 



La sensibilité d'un galvanomètre à cadre mobile 

 pour des dimensions données de celui-ci et pour 

 une intensité déterminée du champ magnétique 

 est limitée par ce fait qu'on ne peut diminuer au- 

 dessous d'une certaine limite le diamètre du lil 

 de torsion, et, par suite, la grandeur du couple 

 directeur dil à l'élasticité du fil. 



M. H. Abraham a eu l'idée de compenser, dans 

 une certaine mesure, l'action de ce couple direc- 

 teur par l'action de la pesanteur. A cet effet, à 

 l'aide d'une surcharge convenablement placée, on 

 amène le centre de gravité du système un peu en 

 avant du fil de torsion ; puis, à l'aide de vis calantes] 

 on penche le galvanomètre en arrière. La durée de. 

 l'oscillation augmente progressivement et peut, 

 par exemple, devenir dix fois plus grande qu'elle 

 n'était, ce qui centuple la sensibilité. Le système 

 est simple, il peut s'appliquer à des modèles déjà 

 existants; nous pensons qu'il est appelé à rendre 

 de réels services. 



Dans un galvanomètre asiatique de Thomson à 

 deux paires de bobines, la sensibilité, telle qu'elle 

 a été définie par MM. Ayrton. Mather et Sumpnerf 

 dépend de deux facteurs mesurant l'un la sensibilité 

 du système astatique, l'autre celle des bobines; lej 

 premier de ces facteurs est le rapport entre le mo- 

 ment magnétique de la moitié du système qui se 

 trouve dans une des paires de bobines et le mo- 

 ment d'inertie total du système. Si on néglige l'ac- 

 tion de la monture, ce facteur est d'autant plus; 

 grand que les aimants sont plus courts, car le mo- 

 ment d'inertie décroît avec la longueur plus rapi- 

 dement que ne le l'ait le moment magnétique : dans 

 ce cas simple, il n'y a aucun intérêt à multiplier le 

 nombre des aimants, parce que les deux termes 

 du rapport sont multipliés l'un et l'autre par ce 

 nombre. En réalité, la présence du miroir l'ait que 

 l'augmentation du nombre des aimants constitue 

 un avantage ; mais la multiplicité de ces ai- 

 mants, forcément rapprochés, présente un incon- 

 vénient résultant de l'action démagnétisante qu'ils 

 exercent sur eux-mêmes el aussi sur les aimants 

 voisins. 



M. Pierre Weiss a très ingénieusement tourné la 

 difficulté en constituant le système asiatique par 

 deux longues aiguilles verticales, parallèles à l'axe 

 de rotalion par conséquent, très rapprochées, et 

 dont les extrémités en regard, placées respective- 

 ment au centre des deux paires de bobines, sont 

 de pôles contraires : chacun de ces systèmes de 

 pôles opposés remplace donc un des aimants de 

 l'équipage astatique ordinaire. L'ensemble de- 

 deux aiguilles constitue un circuit magnétique 



