(1(50 



BIBLIOGRAPHIE 



ANALYSES ET INDEX 



2° Sciences physiques. 



Travaux et Mémoires du Bureau international 

 des Poils et Mesures, tom--s X et XI. — 2 grosvo- 

 tarifs in-4 avec nombreuses figures et planches. Gau- 

 thier-Viltars et fils, éditeurs. Paris, 1896. 



La collection des travaux du Bureau international 

 des Poids et Mesures vient de s'enrichir de deux vo- 

 lumes non moins riches en documents que les précé- 

 deras, et qui l'ont ressortir une t'ois de plus l'infati- 

 gable activité du directeur du Bureau, M. Benoit, et de 

 ses adjoints, MM. Chapuis et Guillaume. 



Quelques-uns des travaux exposés en détail dans ces 

 volumes ont déjà fait l'objet d'articles dans la Revue 

 générale des Sciences; nous ne ferorrs donc que signaler 

 leur publication complète; d'ailleurs, la plupart des 

 recherches effectuées au Pavillon de Breteuil échappent 

 à l'analyse; on ne peut qu'admirer l'ordonnance lo- 

 gique des expériences, la dispositon ingénieuse des 

 appareils, la patience avec laquelle les observations 

 sont suivies et multipliées, et indiquer à quel point ce 

 mode de travail augmente la certitude des résultats 

 fournis. 



Le tome X contient d'abord un Rapport établi par 

 M. Cornu avec la collaboration de M. Benoit, au nom 

 d'une Commission composée de MM. Br.'di, Cornu, 

 Dumas. Fuerster, Stas et Tresca, sur la détermination 

 de l'étalon provisoire international. Le mémoire in- 

 dique en détail comment ont été tournées les diflicul- 

 tés que présentait la comparaison d'un mètre à bouts 

 et d un mèlre à traits, grâce aux procédés indiqués 

 par MM. Fizeau et Cornu. Cette opération, toujours 

 difficile, a présenté des incertitudes particulières par 

 suite de l'imperfection des surfaces terminales du 

 mètre des Archives, construit à urre époque où les me- 

 sures étaient loin de la précision qu'elles atteignent 

 aujourd'hui. Aussi, l'écart trouvé entre le mèlre des 

 Archives et la règle à traits, définitivement adoptée 



comme étalon international, écart qui est de 0' ,03, 

 doit-il être regardé comme négligeable, et l'on peut 

 énoncer la conclusion suivante : Le prototype interna- 

 tional à traits, désigné par le symbole SI, reconnu par 

 toutes les puissances contractantes de la Convention 

 du mètre comme représentant désormais la base du 

 système métrique, salisfait d'une façon complète à la 

 condition qu'on s'était proposée, c'e^t-à dire qu'il est 

 rigoureusement égal en longueur au mètre des Ar- 

 chives. 



l.e deuxième mémoire du tome X, dû à MM. Benoil 

 et Guillaume, rassemble le nombre énorme d'observa- 

 tions laites pour fixer les dimensions relatives du nou- 

 veau mètre prototype international, et des différents 

 mètres prototypes distribués aux Gouvernements si- 

 gnataires de la Convention du mètre. L'étude compre- 

 nait : 1° la mesure de la dilatation, qui s'est décom- 

 posée elle-m>'rne en deux autres, savoir : la mesure 

 de la dilatation absolue d'une règle, et la comparaison 

 des autres règles à la première, pour déterminer leurs 

 dilatations par la méthode relative; 2" la détermina- 

 tion de l'équation de chaque prototype par rapport au 

 mètre international; 3" la mesure des intervalles auxi- 

 liaires. 



L'ensemble de ces recherches, effectuées avec les 

 appareils connus du Bureau des Poids et Mesures: di- 

 lâtomèlre Fizeau, comparateur Brunner, etc., se ré- 

 sume en une équation rehtive à chaque mètre proto- 

 type. Ces équations donnent la longueur à chaque 



température àn',1 près; cette limite de précision a 



été adopl h isss par le Comité- international, comme 



correspondant à la précision des expériences. 



L'équation 'lu mètre prototype international est la 

 suivante : 



■m = l ra + S^G.'ilT + t/,00100T- 



T étant la température normale indiquée par le 

 thermomètre. à hydrogène. Les autres prototypes ont 



des équations analogues, augmentées d'un terme cor- 

 rectif exprimant la différence de longueur à 0°. Par 

 exemple, l'équation de la règle n* 19 est : 



n» 19 = r 



+ Al + 8^,655 T + 0^,001 00 T2. 



Pour les trente et une règles étudiées, le terme cor- 

 rectif varie de -f- 2f-,8 à — 1 ,5. Le cofficient de T pré- 

 sente aussi de légères variations; il va de 8 ,674 à 



8^,6)2. 



La Commission internationale du mètre avait décidé 

 que chaque mèlre prototype serait accompagné de 

 deux thermomètres-étalons soigneusement étudiés. 



Le troisième mémoire du tome X, du à M. Guillaume, 

 résume les opérations qui ont servi à graduer ces ins- 

 truments, opérations définitivement réglées à la suite 

 des belles recherches de M. Chappuis, sur le thermo- 

 mètre à gaz, et de M. Guillaume, sur le thermomètre à 

 )T">rcure. La comparaison de ces instruments avec le 

 tnermomèlre à hydrogène, montre que les méthodes 

 adoptées permettent d'abaisser les erreurs à O°O0j en- 

 viron, résultat d'autant plus remarquable que les ex- 

 périences ont porté sur quatre-vingt deux thermo- 

 mètres fabriqués à plusieurs années d'intervalle. 



Le tome XI contient le mémoire complet de M. Mi- 

 ehelson sur la détermination expérimentale île la va- 

 leur du mètre en longueurs d'ondes lumineuses, accom- 

 pagné de très belles planches et d'une série d'annexés 

 fort intéressantes, entre autres l'exposé, par MM. Benoit 

 et Guillaume, des déterminations mélrologiques, la 

 théorie de l'appareil d'interférence et de la visibilité 

 des franges d'interférence, etc., enfin le journal com- 

 plet des observations effectuées par MM. Michelson et 

 Benoit. Le Bureau des Poids et Mesures a luxueuse- 

 ment édile ce magnifique travail, à l'achèvement du- 

 quel il a puissamment aidé par ses ressources et le 

 concours de son personnel. 



Le deuxième mémoire du (orne XI résume les études 

 effectuées par MM. Benoit et Guillaume, d'une nouvelle 

 série de mètres étalons, distribués en 1892. Enfin, un 

 troisième mémoire, également dû à MM. Benoit et 

 Guillaume, décrit de nouvelles déterminations dos 

 mètres étalons du Bureau international. Ces détermi- 

 nations, comparées à celles qui ont été laites à plu- 

 sieurs reprises, depuis 1881, montrent que les étalons 

 sont bien permanents; les écarts entre les mesures 

 faites à différentes époques sont extrêmement petits. 

 el cette constance a permis de mettre en évidence un 

 fait des plus curieux; les écarts sur les millimètres 

 étalons sont beaucoup plus grands que ceux qui 

 portent sur la comparaison des mètres élalons; 

 MM. Benoit et Guillaume attribuent ce résultat à une 

 variation lente du pouvoir grossissant des objectifs, 

 probablement dû à un recuifde verre, et se trouvent 

 ainsi amenés à conclure que la comparaison de deux 

 mètres-étalons est plus exacte en valeur absolue que 

 la comparaison de deux millimètres à l'aide de la vis 

 d'un micromètre, et que, pour qu'il soit, possible d'u- 

 tiliser dans colle mesure toute la précision d'un pointé 

 fait dans de bonnes conditions, il faut donc avoir re- 

 cours à de nouveaux procédés. 



G. Charpy. 



Les Actualités chimiques. Revue des progrès de la 



Chimie pure et appliquée, paraissant six foisparan, 



P bliée sous la direction <1 • M. Cbarlew Friedel, 



de rinslitut (Secrétaire de la Réduction : .1/ Gi omges F. 



.1 ,r iu ni. docteur es sciences). I"' fascicule, Georges 



Carré, éditeur, 3, rue Racine. /'"(«. 1896. 



Tous roux qu'un labeur quotidien à l'usine ou au 



laboratoire empêche de consacrer le temps nécessaire 



à la lecture do la littérature chimique, applaudiront à 



[ a nouvelle el heureuse initiative que vienl de prendre 



M. Friedel en publiant, sous la forme de Revue et à 



des intervalles assez rapprochés, les conférences que, 



