860 



C.-M. GARIEL — LA FLUOROSCOPIE 



méthode est basée sur la production des ombres 

 sur un corps fluorescent. 



La tluoroskiascopie ne sert pas seulement à 

 reconnaître la forme d'objets placés dans des con- 

 ditions où l'on ne peut les voir, elle peut également 

 renseigner sur la nature des corps qui présentent 

 de grandes ressemblances à l'aspect. C'est ainsi 

 qu'on peut établir immédiatement la distinction 

 entre des diamants vrais et des diamants faux : les 

 premiers sont transparents aux rayons Ronlgen 

 et, par suite, ne portent pas ombre sur l'écran 

 fluorescent, tandis que les seconds donnent une 

 ombre portée très marquée, parce qu'ils sont 

 opaques à ces rayons. 



Quoique nous ne sachions pas que l'expérience 

 ait été faite, nous sommes convaincu que l'emploi 

 de l'écran fluorescent permettrait, tout aussi bien 

 que l'obtention d'épreuves photographiques, les 

 essais de matières végétales adultérées,' comme 

 les échantillons de safran enrobé de sulfate de 

 baryum, qui ontéléétudiéspar M. FeraandRanwez. 



D'autres applications seront certainement faites 

 dans le même ordre d'idées; il nous suffit d'avoir 

 indiqué celles-ci pour montrer que la fluoroskias- 

 copie constitue une méthode qui sera certainement 

 féconde en résultats intéressants si l'on parvient 

 à lui donner une sensibilité assez grande. 



VI 



L'application de la tluoroskiascopie comporte 

 actuellement l'emploi (lig. o) d'une bobine d'in- 

 duction, d'un tube producteur de rayons Ronlgen 

 et d'un écran fluorescent. 



Il n'y a rien à dire de particulier sur la bobine 

 d'induction; il faut seulement, pour obtenir de 

 bons résultats, que cette bobine soit susceptible 

 de donner des étincelles ayant 10 centimètres de 

 longueur environ. De plus, si elle doit fonctionner 

 d'une manière un peu continue pour permettre des 

 essais nombreux et suivis, il convient de prendre 

 des dispositions spéciales pour éviter la détério- 

 ration des contacts de platine. Dans ce but, M. Du- 

 cretel et M. Gaiffe ont apporté de petites modi- 

 fications à ces contacts, et les bobines qu'ils 

 construisent en sont pourvues ; peut-être en existe- 

 t-il d'autres, mais elles ne sont pas parvenues à 

 notre connaissance. 



Une question intéressante est celle de la vitesse 

 de l'interrupteur qui donne les meilleurs résultats. 

 Nous ne pensons pas qu'il y ait une règle générale à 

 donner, et il faut essayer directement pour chaque 

 machine et peut-être même pour chaque tube. 



La question la plus importante est celle du tube. 

 Le meilleur tube pour la radiographie est aussi 

 celui qui donne les meilleurs résultats pour la 

 tluoroskiascopie. On pourra donc employer soit 



les tubes/ows qui sont maintenant très répandus, 

 soit les tubes de M. Colardeau (fig. 8 qui ont donné 

 de très bons résultats et sur le détail desquels il 

 serait sans intérêt d'insister. Il est probable, d'ail- 

 leurs, que d'autres formes seront essayées, qui 

 seront également avantageuses et peut-être plus. 



Mais la forme n'est pas tout, et deux tubes de 

 même forme donnent souvent des résultats fort 

 différents, sans que l'on sache pourquoi. Il faut 

 donc, après que l'on s'est décidé sur le modèle du 

 tube que l'on veut, faire un choix entre plusieurs 

 échantillons. 



On sait que le passage du courant, lorsqu'il se 

 continue pendant un certain temps, a pour effet de 

 modifier le degré du vide qui existe dans le tube 

 et d'empêcher son bon fonctionnement. Aussi une 



Fijr. 8. — Tube focus Colardeau. — G, électrode positive; 

 H, électrode négative; N, petite ampoule entourant la 

 cathode et dont les parois émettent des rayons X; P, par- 

 tie du tube par où l'on l'ait le vide. 



bonne précaution à prendre consiste-t-elle à in- 

 terrompre l'action de temps en temps. 



Lorsque cependant l'effet s'est produit et que le 

 tube fonctionne moins bien, on peut lui rendre sa 

 puissance première en le chauffant vers 400° pen- 

 dant quelques instants. 



On peut arriver à un résultat analogue en ren- 

 versant le courant pendant quelques instants lors- 

 que l'action commence à faiblir. 



Une disposition qui donne de bons résultats, 

 maisqui n'est applicableque dansdescirconslances 

 particulières, consiste à laisser le tube en commu- 

 nication avec une pompe pneumatique; on peut 

 alors maintenir lapression constammentàla valeur 

 qui, par des expériences préliminaires, a de re- 

 connue la meilleure. C'estainsi qu'a opéré M. Chap- 

 puis pour la production de radiographies dans un 

 temps très court; c'est la disposition adoptée par 

 Fdison dans les recherches qu'il a faites sur la 

 tluoroskiascopie. Mais cette disposition, applicable 

 à des recherches de laboratoire, ne peutenlrerdans 

 la pratique courante. 



