12(50 



ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



ACTUALITES 



SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES; 



APPAREILS POUR L EXAMEN MICROSCOPIQUE DES CORPS OPAQUES 



RLTRIGKKAT10N PAR CIRCULATION [I AIR SEC 



L'examen microscopique des corps qui ne peuvent 

 être amenés à l'état de coupes transparentes néces- 

 site l'emploi d'appareils spéciaux pour éclairer les 

 surfaces examinées. 



Ces appareils ont été amenés récemment à une 

 assez grande perfection et, comme ils sont de plus en 

 plus employés, en particulier dans l'étude microgra- 

 phique des métaux, il a paru utile d'en résumer ici 

 les descriptions. 



Quand on emploie de faibles gros- 

 sissements, la distance entre l'objec- 

 tif et l'objet examiné est assez grande 

 pour que l'on puisse se contenter de 

 la lumière difluse; mais, même dans 

 ces conditions, il y a des cas où il est 

 bien préférable d'avoir un éclairage 

 parallèle à l'axe du microscope. Dans 

 le cas des forts grossissements, l'ob- 

 jectif étant presque au contact de 

 l'objet, on est obligé d'envoyer la 

 lumière parallèlement à l'axe et par 



nementse comprend à la seule inspection de la figure 1. 

 Le miroirde Lieberkùlm est un petitmiroir concave M 

 (figure 2), percé d'un trou en son centre et porté par 

 un tube creux en laiton T que l'on monte sur l'objec- 

 tif; la lumière envoyée parle miroir ordinaire M, du 

 microscope passe autour de l'objet 0, se réfléchit sur 

 le miroir M et revient sur la surface supérieure de 

 l'objet. Ce dispositif donne un éclairage peu incliné 

 sur la normale; il s'applique à des 

 I grossissements assez forts, mais a 



l'inconvénient capital de nécessiter 

 l'emploi d'un échantillon assez petit 

 pour que la lumière provenant de 

 M, puisse passer autour. 



Le miroir percé en son centre peut 

 être monté en dessous de l'objectif, de 

 façon à pouvoir être incliné plus ou 

 moins. Ce dispositif, représenté parla 

 figure:), ne convient qu'à d'assez fai- 

 bles grossissements; on le voit sou- 



Fig. t . — Disjiosilifde Sorly 

 p our V éclaireraient des corps 

 opaques. 11 consiste en un 

 miroir parabolique qui ré- 

 fléchit les rayons lumineux 

 sur l'objet placé au-dessous 

 de l'objectif du microscope. 



Fig. 2. — Dispositif de lieberkuhn 

 pour l'èclairemenl des corps opaques. 

 M|, miroir ordinaire du microscope; 

 M, miroir concave placé à l'extré- 

 mité du tube T. Les rayons lumi- 

 neux se réfléchissent sur M ; , pas- 

 sent autour du corps 0, se réflé- 

 chissent sur M et viennent éclairer 

 la surface de 0. 



Fig. 3. — Dispositif de la 

 figure 2 modifié. — Le mi- 

 roir, placé au-dessous de l'ob- 

 jectif, est percé en son centre. 



l'intérieur du microscope, de placer, par suite, l'appa- 

 reil éclairant au-dessus de l'objectif. 



Examinons d'abord le cas des faibles grossissements. 

 On peut tout d'abord concentrer simplement la lumière 

 sur la préparation au moyen d'une lentille ; ce procédé 

 réussit parfaitement pour des grossissements allant 

 jusqu'à cinquante diamètres; il est possible d'aller 

 an peu plus loin en employant des surfaces réfléchis- 

 santes placées très près de l'objectif; on peut signaler, 

 dans ce sens, le dispositif de Sorby : miroir parabo- 

 lique lixé à la monture de l'objectif et dont le fonction- 



vent appliqué sur le- microscopes micrométriques des 

 comparateurs et des bancs à étalonner. 



M. Nachel construit un prisme qui se monte au- 

 dessous de l'objectif, dont il cache une portion seule- 

 ment de la surface. 



On obtient de très bims résultats en plaçant au- 

 dessous de l'objectif une lame transparente inclinée 

 a 4à°. Dans la figure i, une lame de verre mince L 

 est collée sur une monture M qu'une vis de pression V 

 permet de fixer sur l'objectif. La lumière provenant 

 d'une source quelconque arrive parallèlement à la 



