ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



1261 



platine, se réfléchit sur la lame L, puis sur la face 

 supérieure de l'objet et pénètre ensuite dans le mi- 

 croscope parallèlement à l'axe à travers la lame L. 

 On n'utilise ainsi qu'une portion de la lumière inci- 

 dente, mais on a un éclairage parfaitement uniforme et 

 bien parallèle à l'axe du microscope. 



Pour les loris grossissements, le dispositif le plus 

 anciennement employé est le » vertical illuminator » 

 de Bock (fig. 5). Cet appareil comprend simplement 

 une petite lame de verre L montée dans l'intérieur du 



tuliû .lit iiiiiTiifruinQ ri a fi .. nn m nnnirr\it» litnrnnr nulnni 1 



tube du microscope, de façon à pouvoir tourner autour 

 erpendiculaire à l'axe de L'instrument. Cette 



te 



d'un axe perpe... 



lame sert à réfléchir sur l'objet la lumière qui arrive 

 à travers un diaphragme D et une ouverture ; la lu- 

 mière traverse de nouveau l'objectif et la lame L. 

 M. A. Cornu a trouvé que, pour utiliser le plus de lu- 



Fig.4. — Autre disposi- 

 tif pour l éclair ement 

 des corps opaques. 



— Li, lame de verre 

 collée sur la monture 

 M, qui est fixée par la 

 vis V. La lumière se 

 réfléchit sur L, puis 

 sur l'objet et. entre 

 dans le microscopeen 

 traversant la lame L. 



Fig. 5. — Vertical illuminator 

 de Beck. — L, lame de verre 

 tournant autour d'un axe. 

 La lumière traverse le dia- 

 phragme D, l'ouverture 0, se 

 réfléchit sur L, va à l'objet et 

 revient à l'oculaire en tra- 

 versant la lame L. 



mière possible, il est préférable d'employer comme 

 miroir un système de quatre glaces minces superpo- 

 sées ; ces quatre glaces G (fig. 6) sont placées à 4>° 

 dans une boîte interposée entre le tube du microscope 

 et l'oculaire. Nous avons trouvé commode, pour pou- 

 voir utiliser dans cet appareil la lumière venant dans 

 une direction quelconque, sans incliner le micros- 

 cope, d'y adjoindre un prisme à réllexion totale, P, 

 monté dans un tube qui peut tourner autour de son axe, 

 lequel est perpendiculaire à celui du microscope. Le 

 prisme P peut alors tourner autour de l'axe du mi- 

 croscope et autour d'un axe perpendiculaire ; il per- 

 met donc d'envoyer normalement à l'axe du micros- 

 cope la lumière venant d'un point quelconque de l'es- 

 pace. 



M. Frémont a décrit en 1893 un dispositif représenté 

 par la figure 8. A l'intérieur du microscope se trouve 

 un tube conique T qui part de la surface de l'objectif 

 sur laquelle il sépare la région centrale de la région 

 périphérique. Sur cette région périphérique tombe la 

 lumière envoyée par un miroir M et un prisme P qui 

 entourent le tube T. Cette lumière traverse l'objectif, 

 se réfléchit sur la surface supérieure de l'objet et re- 



■Bnnrfg 



. HiiiMiimicruT i 



Fig. 6. — Dispositif île M. Cornu 

 pour Véclairement des corps 



opaques. — La lumière arrive 

 d'un point quelconque sur le 

 prisme à réflexion totale P; 

 elle est renvoyée sur un sys- 

 tème de quatre glaces super- 

 posées G, se réfléchit sur l'ob- 

 jet à examiner et revient à 

 l'oculaire en traversant le sys- 

 tème des glaces G. 



Fig. 1. — Dispositif Guille- 

 min-lfachet. — La lumière 

 arrive latéralement et est 

 renvoyée sur l'objet par 

 un prisme a réflexion to- 

 tale P, mù par les bou- 

 tons B et B, . 



vient dans la partie centrale du microscope à Iravers 

 le tube T. Le but de ce dispositif est d'éviter que la 



