L. OLIVIER. — I.E DliUXlÈMIi COMiUÈS INTERNATIONAL iJli l'Il VSIULUCJIK 



745 



poulie à laquelle ilestrelié au moyen d'un fil tendu 

 par un contrepoids. La poulie, dont l'axe porto la 

 plume [p), fait partie d'un cône en bois {G) d'une 

 extrême légèreté, creusé de six gorges qui, pour 

 un même déplacement du flotteur, peuvent offrir 

 six vitesses angulaires différentes. 



La potence [po) qui porte l'axe du cône est mue 

 par une crémaillère [Cr] qui permet le déplacement 

 horizontal du cône et la substitution d'une pou- 



vient particulièrement à la recherche des varia- 

 tions de la température. Il suffit, pour en faire 

 un tlbODiograplie, de relier la l)ranche libre à un 

 explorateur ad hoc '. 



Après avoir inscrit réchauffement, on peut ins- 

 crire la courbe et lixer la loi du refroidissement; 

 il suffit de changer le zéro par la manœuvre qui 

 fait descendre le tube manométrique, et d'amener 

 la plume sur la nouvelle abscisse choisie. 



Fig. 10. — Thei-mographe de M. Laulanié. 

 t, tube en U rempli d'eau à mi-hauteur et dont la branche libre est munie d'un flotteur en bougie ; — C, cône 

 portant la plume; — po, potence; — Çv, crémaillère agissant sur le cône; — Cr' crémaillère agissant sur 

 le tubo manométrique et servant à déplacer le zéro ; — F, vis de réglage pour l'exacte application de la plume. 



lie à l'autre. Le tube manométrique est également 

 actionné par une crémaillère [Gr) qui permet de 

 déplacer le zéro et de choisir sur le cylindre ins- 

 cripteur telle abscisse que l'on veut. Enfin le 

 support qui soutient l'ensemble est pourvu de 

 trois vis calantes et l'axe est mû par une vis de 

 réglage {V), à l'aide de laquelle on gradue l'appli- 

 cation de la plume sur le cylindre inscripteur. 

 Comme on le voit, ce manomètre aune sensibilité 

 variable, dont les limites sont données par les vi- 

 tesses angulaires de la plus grande et de la plus 

 petite des poulies ; il peut ainsi s'approprier à 

 l'étude des phénomènes les plus différents. Il con- 



§ 2. — Dosage des gaz absorbés et exhales. 



U est, comme on sait, très important d'inscrire, 

 en même temps que la variation de la chaleur, 

 celle des échanges respiratoires. C'est à quoi 

 M. Laulanié utilise aussi le précédent appareil. 



> C'est ainsi qu'au moyen d'un explorateur rectal et en em- 

 ployant la vitesse angulaire la plus grande, on peut inscrire 

 les efl'ets thermiques de la télanisation électrique d'un chien. 

 La plume abandonne l'abscisse dès les premiers moments et 

 la courbe s'élève avec une vitesse qui varie avec le nombre 

 et l'intensité des excitations. On agit facilement sur cette vi- 

 tesse, soit en fermant la gueule de l'animal pour l'empccher 

 de lutter contre l'échaufl'emeut par la polypnée, soit en lui 

 apjiUquant une cmiverlnre. 



