854 



N. GREHANT. — DOSAGE DU GRISOU ET DE L'OXYDE DE CARBONE 



après le refroidissement, v -|- 23; la réduction est 

 égale à 7, moitié du nombre précédent. Exemples : 

 i 



Pour — de grisou, la réduction est égale à 14 



P°"^6^ - - ' 



^•^"^To - - *■- 



1 



Pour — la réduction serait éarale à 1 



420 ° 



Le grisou mètrede Coquillion, comme on le voit, 

 permet de doser le grisou depuis des mélanges à 

 ^, qui sont très dangereux et peuvent déterminer 

 des explosions dans les mines, jusqu'à des mé- 

 langes à 3^5 et à 5^. 



A l'aide du grisoumètre de Coquillion et de l"eu- 

 diomètre à eau qui se contrôlent mutuellement, 

 il serait facile de construire pour chaque exploita- 

 lion minière des courbes permettant de suivre, 

 jour par jour et plusieurs fois par jour, la marche 

 du dégagement du grisou dans certains points des 

 galeries ou aux orifices de la sortie de l'air qui 

 sert à la ventilation; l'étude de ces courbes pour- 

 rail conduire à des conclusions ou à des amélio- 

 rations qui rendraient peut-être plus rares les ter- 

 ribles accidents produits par le grisou. 



IL — Kechercue et dosage de l'oxyde de carbone. 



M. Coquillion a montré que le grisoumètre peut 

 servir à déceler d'autres gaz combustibles que le 

 formône; j'ai été conduit à l'employer pour la 

 recherche de Iracesd'oxyde de carbone qui peuvent 

 être introduites dans l'air par différents appareils 

 de chauffage. Une difficulté s'est présentée tout 

 d'abord : tandis que le formène absorbe en brûlant 

 le double de son volume d'oxygène, l'oxyde de 

 carbone, pour se convertir en acide carbonique, 

 n'absorbe qu'un demi-volume d'oxygène; il en ré- 

 sulte que la réduction est quatre fois moins sen- 

 sible quand on emploie l'instrument à la recherche 

 de l'oxyde de carbone qu'il ne l'est quand il sert à 

 rechercher le grisou. 



Pour obvier à cet inconvénient, j'ai fait don- 

 ner à l'ampoule du grisoumètre des dimensions 

 3 ou 4 fois plus grandes (fig. 6) ; j'ai fait souder 

 dans les parois de verre deux fils de platine assez 

 gros se terminant en dehors par deux boutons et 

 en dedans par une spirale de fd fin de platine ; cette 

 disposition permet d'employer le support et l'exci- 

 tateur représenté (fig. 2), que j'utilisais seulement 

 pour l'eudiomètre. Mais en augmentant le volume 

 de l'ampoule pour sensibiliser l'instrument, on voit 

 que le fil de platine porté au rouge dilate assez le 

 gaz pour le faire échapper à la partie inférieure du 

 tube gradué, ce qui fait manquer l'opération; j'ai 

 donc été obligé de faire souder un second robinet 

 de verre à la partie inférieure du tube pour main- 



tenir dans l'ampoule le gaz qui ne peut plus se di- 

 later. La fig.6 représente mon grisoumètre ainsi mo- 

 difié. J'ai reconnu en outre la nécessité 

 de faire les lectures, l'appareil étant 

 tenu immergé verticalement et complè- 

 tement dans l'eau et le robinet inférieur 

 étant ouvert; je me sers pour cela, avec 

 beaucoup d'avantage, d'un grand bocal 

 de verre assez profond pour contenir 

 entièrement le grisoumètre et qui re- 

 çoit, par une tubulure inférieure, un 

 courant d'eau continu dont la tempé- 

 rature reste invariable. Un bec de gaz 

 papillon, allumé à une petite distance 

 du bocal, éclaire à travers l'eau les 

 divisions elles chiffres et l'on examine 

 avec une loupe la position exacte de la 

 tangente au ménisque. Exemple : 



J'introduis dans une cloche graduée 

 lOOO''' d'air et 2" d'oxyde de carbone 

 pur. Le grisoumètre est rempli d'eau 



Fig. 6 

 Grisou m 

 tre de 



M. 



Coquillion par aspiration; on ferme le robinet 



modif' 

 M. Gr 



^"'iréhànT Supérieur par un tube de caoutchouc 



dans lequel on a fait passer du gaz 

 de la cloche et qui est fixé au robinet supérieur, 

 on fait pénétrer dans l'ampoule et dans le tube 

 gradué du gaz qui, mesuré après une immersion 

 de cinq minutes dans l'eau, occupe le volume de 

 l'ampoule et 22 divisions. 



1° On porte 20 fois au rouge le fil de platine, on 

 immerge dans l'eau, on trouve 21,7. 



2" On porte le fil au rouge 20 fois, on trouve 21,5. 



3° On porte le fil au rouge 20 fois, on trouve 

 21,5. 



Donc ^ d'oxyde de carbone est décelé par une 

 réduction d'une demi-division. 



J'ai composé ensuite un mélange à —^ d'oxyde 

 de carbone qui occupait le volume de l'ampoule et 

 24,2 divisions, j'ai fait rougir le fil de platine 

 40 fois, j'ai retrouvé le même nombre 24,2; après 

 40 fois, j'ai obtenu 24; puis 23,9. On voit que 

 moins est grande la proportion de CO, plus il faut 

 faire rougir le fil de platine pour obtenir un 

 dosage exact. Si l'emploi du grisoumètre Coquil- 

 lion, modifié permet de reconnaître et doser — 

 d'oxyde de carbone, la recherche physiologique 

 de ce gaz, faite par le procédé que j'ai indiqué au 

 Congrès de Physiologie de Liège est beaucoup 

 j)lus sensible et plus stire, puisque lOO"^" de sang 

 d'un animal qui a respiré pendant une demi-heure 

 un mélange à î^^^ d'oxyde de carbone et d'air, 

 contiennent 5'^''o d'oxyde de carbone que l'on peut 

 extraire en totalité. 



N. Gréhant, 



Docteur ôs sciences et en médecine, 

 Assistant de physiologie au Muséum. 



