ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



ACTUALITÉS 



SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



L.\ SOL'DURE DE L ALUMINIUM. 



LA MESURE DES l'ETlTES RESISTANCES EN ELECTRICITE 



Le problème de la production industrielle de l'alu- 

 minium n'a cessé, depuis quelque cinquante ans, d'être 

 l'objet des incessantes et patientes recherches des sa- 

 vants et des inge'nieurs. Leurs elTorts ont été, en par- 

 tie, couronnés de succès. De métal rare, de métal de 

 laboratoire qu'il était, l'aluminium est presque devenu 

 un métal usuel. C'est pendant ces dernières années 

 surtout que les prof;rès ont été sensibles. La produc- 

 tion avait été en 1800 de DO tonnes; elle a été en 1894 

 de 2.000. D'autre part, le prix du métal a diminué 

 dans les mêmes proportions : il était en 1886, de 16!i 

 francs le kilo; en 1889 de 5a francs; en 1894 de 4 fr. 30. 

 Ce dernier prix est encore trop élevé et certains cher- 

 cheurs entrevoient la possibilité de l'abaisser de beau- 

 coup dans un avenir prochain. 



Pour comparer impartialement le prix de l'alumi- 

 nium à celui des métaux ordinaires, il faut se souvenir 

 toutefois qu'en moyenne ceux-ci pèsent environ trois 

 fois plus que lui, à volume égal. 



Malgré les progrès que nous venons de signaler, 

 l'aluminium est encore peu employé. Nous ignorons 

 souvent quelles sont les méthodes pratiques de le tra- 

 vailler. Par exemple, nous ne savons pas ou nous sa- 

 vons mal le souder. Il se ternit rapidement à l'air en 

 se recouvrant d'une mince couche d'oxyde. Cette pro- 

 priété, précieuse dans beaucoup de cas, en ce sens que 

 la couche superficielle protège les parties intérieures 

 du métal, rend la soudure excessivement difficile à 

 faire. Car, pour exécuter une soudure convenable, il 

 faut maintenir parfaitement propres les deux surfaces 

 à mettre en contact. C'est là le grand secret dont cha- 

 que mois on nous annonce la découverte d'un côté ou 

 d'un autre. Les journaux nous ont signalé l'été dernier 

 le procédé A. Delécluse. 11 y a quelques semaines, Ihe 

 Electrical Revieiv mentionnait celui de M. Ludwig Oli- 

 ven. L'invention comporte un alliage spécial au moyen 

 duquel se fait la soudure, et un fourneau qui est destiné 

 à maintenir le métal à la température convenable et 

 est muni de balais et autres outils servant à nettoyer et à 

 conserver propres les surfaces à mettre en contact. Ce 

 fourneaun est employé que pour les grosses pièces; les 

 petites peuvent se souder au chalumeau ordinaire. 



Sur un sujet aussi important, nous eussions désiré 

 des termes moins vagues, des explications plus précises 

 et au besoin des dessins explicatifs. 



.Signalons en passant, d'après le journal cité tout à 

 l'heure, qu'aucune usine n'existe actuellement eu An- 

 gleterre pour la production de l'aluminium; mais 

 qu'une Société vient de se former, tite Britifh Alumi- 

 nium Company, Limited, qui compte exploiter sur place 

 des matières premières qu'elle trouverait dans le nord 

 de l'Irlande. 



Il est juste de remarquer à ce sujet que notre pays, 

 dont nous avons tendance à médire pour l'exciter à 

 surpasser ses voisins, possède depuis quelques années 

 d'importantes usines pour l'obtention de l'aluminium 

 par électrolysc et la fabrication des bronzes d'alumi- 

 nium. Les ctudex industrielles poursuivies en deux ou 

 trois de ces établissements font espérer que dans un 

 avenir prochain l'aluminium français saura tenir en 

 échec le métal étranger. 



L'Eleltricista nous signale une nouvell"; méthode de 

 mesure des petites résistances électriques due au 

 D' Pasqualini. Nous nous contenterons d'en exposer le 

 principe sans le discuter. 



On adjoint à un galvanomètre ordinaire G, et de 



manière qu'elle agisse sur son aiguille, une bobine 

 double, formée de deux circuits équivalents CC, com- 

 posés d'un très petit nombre de tours. L'un de ces cir- 

 cuits est disposé en série avec la bobine du galvano- 

 mètre et une boîte de résistance H; l'ensemble est en 

 dérivation aux bornes de la résistance à mesurer / qui 

 est elle-même associée en série avec le second circuit 



1. — Sc/iciiia (le l'installation du C Pasqualini poin- 

 ta mesure despeliles résistances. 



de la bobine double et traversée par le courant prin- 

 cipal. Les connexions sont disposées de telle sorte que 

 les courants C et C agissent en sens contraire sur 

 l'aiguille du galvanomètre. Le schéma ci-conire fera 

 comprendre la disposition que nous venons d'indiquer 

 (fig. I). On modifie la résistance R jusqu'à ce que les 

 actions qui s'exercent sur l'aiguille du galvanomètre 

 s'équilibrent et que celle-ci reste au zéro. 



Soient : 



I, le courant principal ; 



i, le courant dérivé; 



G, la résistance du galvanomètre G ; 



k, son facteur de réduction; 



)•, la résistance commune de C et C ; 



A|, leur facteur de réduction. 



a, a', a", les angles de déviation dus à ('.', à C et à G, 



Nous aurons : 



I = - /,, 





+ a'-l- 



- In 



par hypothèse 

 Donc, 





D'autie part, 

 I — 



G -t- c -f R 



en appelant K une constante. 

 Par conséquent, 



l = K (G -I- /■ -f- R). 



La constante K se détermine par une mesure préa- 

 lable où la résistance / est une quantité connue. 

 A. (;av, 



AiH'ion 6\hvo do ri'icolo l'olytcchni^iio. 



