;)o() 



C.-M. GAHIEL — Ri;VL"E ANNUELLE DE PHYSIQUE 



également, d'ailleurs: mais ce résuUal parail sin- 

 gulier. 11 peut s'expliquer cependant. 



L'évaluation des basses températures ne se fait 

 pas aisément : à moins d'une installation spéciale, 

 on ne peut guère utiliser le thermomètre à hydro- 

 gène, et les indications données par le thermo- 

 mètre à alcool sont inexactes ; .M. Chappuis. qui 

 s'est occupé de la question, a reconnu que, dans les 

 appareils de ce genre fournis par les constructeurs, 

 l'écart avec le thermomètre à hydrogène pouvait 

 atteindre 7" à la température de — 70°. Ces thermo- 

 mètres ne sont même pas comparables entre eux. 

 et, à celte température, leurs indications peuvent 

 différer de 1°. M. Chappuis propose de remplacer 

 l'alcool par le toluène; les thermomètres construits 

 avec ce liquide restent comparaldes à 0",0't près: 

 il y a donc lieu d'en généraliser l'emploi. 

 ■ M. Marchis s'est proposé d'améliorer le thermo- 

 mètre en supprimant le déplacement du zéro, qui 

 est dii, comme on le sait, à un travail moléculaire 

 lent qui a lieu dans le réservoir ; il a supprimé cet 

 inconvénient en construisant des réservoirs en pla- 

 tine auxquels on soude des tiges en verre. Dans 

 ces conditions, le zéro est presque absolument in- 

 variable, ainsi qu'il résulte d'observations variées 

 et nombreuses, qui montrent que le zéro est inva- 

 riable à 0",()01 près. 



On peut se demander, il est vrai, si ce réservoir, 

 dont les parois sont assez minces en somme, ne 

 pourra être déformé par des chocs, des pressions, 

 et si la variation de volume du réservoir qui en 

 résultera n'amènera pas de graves perturbations 

 dans la position du zéro, malgré les dispositions 

 adoptées pour éviter ces accidents ; on peut 

 craindre aussi l'attaque lente du platine par le 

 mercure, surtout si l'appareil est maintenu pendant 

 un certain temps à des températures élevées. Mais 

 ce thermomètre se met rapidement en équilibre de 

 tempéi'alure à cause de la faible épaisseur et de la 

 conductibilité des parois du réservoir, et c'est là 

 un avantage très réel dans un certain nombre de 

 cas où le thermomètre de M. Marchis pourra être 

 utilement employé Disons, d'ailleurs, que, en vui; 

 de ce résultai, des thermomètres analogues avaient 

 déjà élé construits anlérieuremenl, surtout pour 

 les usages médicaux, mais leur emploi ne s'est pas 

 étendu. 



Des procédés divers ont été utilisés j)0ur la me- 

 sure des températures élevées : M. Daniel Berthe- 

 lot en a signalé un nouveau, basé sur les variations 

 des propriétés optiques des gaz. 11 obtient des 

 franges d'interférences produites par la réunion de 

 deux faisceaux ayant traversé chacun un tube rem- 

 pli d'un gaz; l'un de ces tubes est placé dans le 

 milieu dont on veut déterminer la lempéralurc, 

 l'autre est en dehors et soumis à l:i température 



ordinaire. Les franges occupent des positions (|ui 

 varient avec les températures: on peut, en faisant 

 varier la pression du gaz soumis à la lempéraluir 

 ordinaire, ramener le système de franges à la posi- 

 tion ()u'il occuperait si, dans les deux tubes, le 

 gaz avait la même pression et la même tempéra- 

 ture. De la variation de pression, on déduit aisi- 

 sément la lempéi'ature cliercliée, en se basant sur 

 la proportionnalité qui existe entre la réfraction et 

 la densité, quelles que soient les causes de varia- 

 tion de celle-ci. Les expériences de vérification, 

 basées sur la détermination des points d'ébulliliiui 

 de divers corps, ont montré que la méthode pro- 

 posée présente une grande exactitude. Elle est 

 intéressante en ce qu'elle est indépendante de la 

 forme et du volume du récipient qui contient I'' 

 gaz; seules, les positions des points d'entrée et de 

 sortie du faisceau dans le gaz chaud, doivent être 

 bien déterminées; aussi, semblet-il que cette nié- 

 lliode pourra être utilisée dans les opérations 



industrielles. 



V 



La détermination des coetlicients qui oaraclr- 

 risent certaines propriétés des corps a été l'objet 

 de diverses recherches; parmi celles-ci, nous cite- 

 rons l'étude de la chaleur de vaporisation, faite par 

 le Professeur Ilamsay et M"'' Dorolliy Marschall. 

 Dans leurs expériences, le liquide à vaporiser e^l 

 placé dans un tube plongé dans une almosphèrr 

 de la vapeur du même liquide, de telle sorte que. 

 après un certain temps, le liquide est porté à son 

 point d'ébullition. Dans ce liquide se trouve une 

 spirale de platine dans laquelle on l'ail alors pas- 

 ser un courant : la chaleur qui se dégage serl entiè- 

 rement à provoquer le changement d'état. Une 

 pesée donne la quantité de liquide vaporisé; pour 

 déterminer la quanlilé de chaleur correspondanle, 

 on répète une expérience analogue avec un liquide 

 dont la chaleur de vaporisation est connue, comme 

 l'eau ou l'alcool. Il est clair qu'on peut alors cal- 

 culer aisément la chaleur de vaporisation du 

 liquide étudié. 



MM. P. J. Ilarloget .1. .\. Ilarkcrse sont occupés 

 spécialement de la chaleur de vaporisation de 

 l'eau sous la pression atmosphérique : ils ont em- 

 ployé l'appareil de M. Herlhelot, mais ont adopté 

 des dispositions spéciales pour obtenir un rayon- 

 nement constant pendant les diverses phases de 

 l'opération. Le nombrerii."), qu'ilsonloblenu ainsi,' 

 est inférieur à celui qui a été donné par Hegnault : 

 mais il satisfait bien à la relation théorique en 

 admellanl, pour les autres données qui y entrent, 

 les valeurs fournies par les recherches les plus 

 récentes. 



La mesure de lachaleui' spécilii^uc de l'iuiu a élé 





