.'•>6(> 



C.-M. GARIEL — REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE 



vérifié directement que la pei'teà la terre, dans un 

 système de distribution de l'élet-tricité par cou- 

 rants alternatifs de haute tension, peut donner 

 lieu à travers la terre à un courant de direction 

 unique, de telle sorte que ce système de distribu- 

 lion ne met pas à l'abri des inconvénients que 

 nous signalions plus haut. 



L'action cliimique des courants a été ingénieu- 

 sement utilisée par M. Janet pour l'étude des cou- 

 rants alternatifs. Sur un cylindre enregistreur on 

 enroule une feuille de papier imprégnée d'une 

 solution de ferrocyanure de potassium et d'azotate 

 d'ammoniaque : un stylet en fer frotte sur le 

 papier: le stylet et le cylindre sont mis en com- 

 munication respectivement avec deux points entre 

 lesquels existe une ditTérence de potentiel alterna- 

 tive. Chaque fois que le courant passera, on obtien- 

 dra une trace bleue sur le papier, trace dont l'é- 

 paisseur variera avec l'intensité du courant, tandis 

 que la coloration ne se produira pas quand le 

 courant sera interrompu. On aura donc, si le 

 cylindre tourne assez vile, une ligne discontinue 

 dont les maxima, très nets, correspondront aux 

 maxima de la différence de potentiel. Comme 

 M. Janet l'a montré pour un certain nombre de 

 cas, cette méthode se prête très bien à l'étude des 

 courants alternatifs. 



M. Janet a, d'ailleurs, perfectionné sa méthode en 

 étudiant la signification précise des traits obtenus : 

 en employant une série de stylets qui présentent 

 entre eux des différences de potentiels détermi- 

 nées, on obtient des tracés présentant la même 

 disposition générale, mais dont les traits ont des 

 longueurs variant d'un stylet à l'autre. La compa- 

 raison de ces traits permet d'obtenir exactement 

 la courbe représentative de la loi du courant con- 

 sidérée. Nous ne pouvons insister sur ce fait, et 

 nous dirons seulement, comme on l'a fait remar- 

 quer, que c'est l'application, dans un cas tout dilVé- 

 rent, du principe sur lequel M. Marcel Deprez a 

 basé son indicateur de pression pour les machines 

 ;i vapeur. 



Le problème dont AL Janet a donné une solution 

 présente une grande importance; aussi a-t-il sol- 

 licité l'attention des physiciens; nous ne nous 

 arrêterons pas , faute d'espace , aux solutions 

 mécaniques indiquées par M. Flemming et par 

 M. Hicks, mais nous signalerons des procédés 

 basés sur l'action pr'oduite sur la lumière polari- 

 sée. 



M. Pionchon emploie un saccharimètre à pé- 

 nombre ; entre l'analyseur et le polariseur, il place 

 un tube contenant, soit du sulfure de carbone, soit 

 mieux une solution d'iodurc de mercure et d'io- 

 dure de potassium, et entouré d'un solénoïde dans 

 lequel on fait passci' le courant à étudier. Les 



éclairements varient avec l'intensité du courant et 

 changent il chaque instant; mais, au moins pour 

 les courants industriels, ces variations sont très 

 rapides et ne peuvent être perçues; on arrive à les 

 distinguer par la méthode stroboscopique, et, en 

 réglant la période de visibilité convenablement 

 par rapport à la période du courant, on peut suivre 

 avec facilité les changements, qui paraissent se 

 produire lentement. 



M. A. C. Crehore se base sur le même principe : 

 un tube contenant du sulfure de carbone eteatouir 

 d'un solénoïde traversé par le courant, est place 

 entre un analyseur et un polarisseur sur lequel 

 arrive un faisceau de lumière blanche. La lumièi'e. 

 à sa sortie de l'analyseur, traverse un prisme: M 

 se produit un spectre dans lequel apparaît une raie 

 obscure dont la position dépend de l'intensité du 

 champ magnétique : cette raie se déplace donc 

 périodiquement, ses déplacements suivant les va- 

 riations d'intensité du courant. Si donc on projeld' 

 ce spectre sur une plaque photographique, qui se 

 déplace uniformément dans une direction perpen- 

 diculaire au spectre, on obtiendra une courbe cor- 

 respondant à l'ensemble des positions de la laic 

 noire et dont l'étude fera connaître la loi de varia- 

 tion du courant. 



Les courants hertziens ont donné lieu à des tra- 

 vaux dont beaucoup sont intéressants, mais (}ui 

 sont tellement nombreux qu'il est impossible de 

 les citer tous et qu'il est dillicile de choisir. Nous 

 dirons seulement que, d'une manière générale, les 

 analogies, signalées dès le début, avec les phéno- 

 mènes lumineux se multiplient, que les interfé- 

 rences sont obtenues dans des conditions variées, 

 que les indications sur les longueurs d'onde se 

 précisent, que des effets ont été observés qui 

 prouvent l'existence de la double réfraction, que, 

 par l'emploi de réseaux en grils convenablement 

 disposés, on a pu mettre en évidence des faits qui 

 doivent être rapportés à la polarisation circulaire : 

 que les mesures d'indice de réfraction se multi- 

 plient et donnent des résultats concordants, soi! 

 entre eux, soit avec l'applicaliou de la loi de Max- 

 well, etc. 



Nous regrettons de ne pouvoir insister et d'èhi' 



obligé de pa.sser sous silence les noms des savants 



qui ont obtenu d'intéressants résultats. Mais l:i 



que.^tion est trop importante et mériterait une 



étude d'ensemble; outre que cette étude sera plus 



utile, croyons-nous, dans quelque temps, alors que 



certains points seront mieux précisés, il sera il 



fùcheux de l'écourler, et il nous jiaralt préférable 



de la réserver. 



C.-M. Gariel, 



rrufessfiir ilo Plijsi<iur' 



à In Facullé do Méilecino do I'ari.s, 



Membre de l'.\cadéiiiio do .Médecine. 



