ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



Hr.i 



Fij;. 2. — Piiiicipe de l'appareil du Prof. Ening. — A, Barre 

 soumise aux essais. — 0, 0', vis de pression. — B, piciJe 

 portant la vis 0', un microscope M, un bras B', une vis 

 inicrométrique V et un arrondi P; — C pu. ce portant H 

 vis 0, un logement pour l'arrondi P et un petit fil tendu 

 sur la face plane A vis-à-vis du niicioscope M 



pression et 0' ; les 

 deux autres sont pla- 

 cées derrière la barre 

 A). A la pièce B est 

 attache' un bras B', 

 qui porte à son ex- 

 trémité inférieure un 

 arrondi P, qu'on peut 

 abaisser ou élever à 

 volonté , et d'une 

 quantité évaluée ri- 

 goureusement au 

 moyen d'une vis V à 

 tèle graduée. L'ar- 

 rondi P s'engage dans 

 une fente ou un trou 

 rorrespondant (nous 

 verrons tout à l'heure 

 quelle est celle de ces 

 deux solutions qui est 

 la meilleure) creusé 

 dans la pièceC. Celle- 

 ci se termine de l'au- 

 tre côté par une face 

 jdane Q, présentant 

 une petite cavité, en 

 travers de laquelle 

 est tendu horizonta- 

 lement un petit fil 

 très Un. Lorsque la 

 barre A s'allonge, la 

 pièce C pivote autour 

 du point P, et le fil 

 tendu en Q se déplace 

 d'une quantité qui est 

 à l'allongement de A 

 comme la longueur ** 

 l'Q est à longueur PO. 

 L'n microscope M , 

 porté par la pièce B, 

 permet de mesurer 

 très exactement la va- 



II'. 3. — Délails de l'élii.sticimètre. — A, Barre à 

 essayer; B, C. pièces portant les vi.s de pression 

 telles que 0; Q, face plane portant le fil visé par le 

 microscope; B',B', montants verticaux; P, extrémito 

 arrondie; D, D', contre-poids; E, axe autour duquel 

 tourne le bras portant le microscope; F, vis ser- 

 vant à la mise au point du microscope. 



rig 1 — Ijipareil servant à mellre en place l'élastiebnèlre. 

 — H, 1>ras formant le corps de l'appareil; G, G, vis de 

 pression , les pièces B et C sont celles qui étaient marquées 

 des mêmes lettres dans la figure précédente. 



leur du déplacement .11 arrive souveiil 

 que, outre l'effort de traction ou de com- 

 pression, la barre A subit un léger effort 

 de torsion sur elle-même. La pièce B 

 tend alors à se de'placcr dans tm plan 

 perpendiculaire au plan de la figure, en- 

 traînant avec elle B et l'arrondi P. t^.e- 

 lui-ci doit, par suite, avoir pour loge- 

 ment non un simple trou, mais une 

 fente transversale creusée dans la pièce 

 C. Mais cette solution a un grave incon- 

 vénient : le moindre défaut de parallé- 

 lisme entre cette fente et les axes des 

 paires de vis et 0' amène des frotte- 

 ments et des efforts parasites qui gê- 

 nent le fonctionnement de l'appareil. 

 Aussi le P' Ewing a-t-il préféré adopter 

 un trou pour loge- 

 ment de P et mettre 

 ;'i la rencontre de 1! 

 et B' une articula- 

 lion permettant à 

 ^|- ces deux pièces de 



^1 prendre un petit 



mouvement de ro- 

 tation l'une autour de l'autre. 



Les di\isioiis de l'échelle micromé- 

 trique du microscope M correspondent 

 au déplacement de -^, de pouce 

 (O-'/'n.OOdOS) du fll placé en Q. Les di- 

 xièmes de division étant facilement 



apréciables, on peut donc lire le —^ 

 de pouce ou ^ de millimètre. La vis 

 V sert, au début de l'expérience , à 

 mettre l'image du fil dans une position 

 convenable du champ, ou encore à l'y 

 ramener lorsqu'elle en est sortie au 



