8-24 



ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



cours des essais. La graduation de la tète de la vis per- 

 met d'évaluer le déplacement imprimé à la pièce C. 



La figure 3 représente l'instrument complet appliqué 

 sur une éprouvetle A. La pièce B' de la fiyuie 3 est ici 

 représentée par deux montants verticaux B' B', situés 

 de part et d'autre de la barre à e'prouver. Le bras hori- 

 zontal supérieur reliant les deux montants porte un 

 logement destiné à recevoir un axe faisant corps avec 

 la pièce B et donnant à ces deux parties de l'appareil 

 le jeu dont nous avons parlé, rendu nécessaire par les 

 légers mouvements de torsion de A. Une vis F sert à 

 incllre au point le microscope au moyen de la rotation 

 du liras qui le supporte autour de l'axe E. L"n contre- 



s 



poids D pc rnicl d'obtenir r^quilibrc de l'appareil, la 

 barre A étantdans une jiositionverticale ;au moyen d'un 

 second contrepoids D', ou Unit l'opération, qui n'a été 

 que grossièrement ackevée avec D. L'e'quilibre est bon 

 si, lorsqu'on abaisse légèrement à la main la partie 

 gauche de la pièce C, l'arrondi P n'a plus aucune ten- 

 dance à se mouvoir. Dans ces conditions la pièce C 

 l'esté appliquée contre 1* par l'efTet d'un léger excès 

 de poids donné à sa partie droite. Les i)oiutes des vis 

 l)orlées par les pièces B et C se trouvent à une dis- 

 tance verticale de 203 niillim. 2 i8 pouces). Afin de 

 les ajuster rapidement, elles se séparent du reste de 

 l'appareil et s'engagent dans des mâchoires portées 

 par un bras 11 ((ig. 4), qui leur donne en même temps 

 la distance et le parallélisme nécessaires On les fixe 

 alors à B en serrant deux vis (i(î. Le tout est porté 

 sur la barre en expérience, contre laquelle on appuie 

 les vis des pièces B et C; on desserre (jG et on enlève 

 le bras H. 



Le pas de la vis Y (fig. 2) est de jôôo J^- "lilliniè^''' 



(^^depouceV L'échelle du micromètre porte l 'lO di- 

 visions, ce qui permet d'évaluer des allon;iements cor- 

 respondant à 110(1 unités. Les essais préliminaires de 

 calibrage ont montré qu'il ne fallait pas employer 

 les dix dernières divisions à chaque extrémité de l'é- 

 chelle, pour qu'il y ait une proportionnalité rigouron- 

 semenl exacte entre les déplacements de l'imagi- ■ i 

 ceux de l'objet. 



Enfin, nous signalerons une disposition particuli'i' 

 de l'appareil, représentée dans la ligure 5. Elle perim i 

 de le fixer sur des barres placées dans n'importe quelli 

 position, inclinée, par exemple, comme celle de II 

 figure. Le principe reste le même, mais 

 tontes les parties de l'appareil sont d'un 

 nipuie cêté de la barre. L'image du fil tendu 

 eu Q est ramenée dans le microscope par 

 une série de prismes à réflexion totale con- 

 tenus dans une boîte N. Une vis J sert, pour 

 les transports, à fixer l'arrondi F dans sou 

 logement On le rend libre au moment dis 

 expériences, et l'appareil fonctionne comni'' 

 précédemment. Les lettres communes aux 

 figures 3 et !» représentent les parties i ni - 

 respondanles des deux instruments. 



iNous donnons ci-dessous les résulta K 



d'un des nombreux essais cités par le 



ng La barre expéri-menlée était fuite d'un aciii 



spécial, employé par certains constructeurs aii- 



pour les armatures de dynamos. Elle était roinh' 



ait 19 miliim. 126 de diamètre. 



Tableau 11^ 



Ces difTéienls nombres donneraient une l'ourlif 

 la forme de celle qui est reproduite dans la ligui •■ 

 Ils montrent que la limite d'élasticité est atteinte -■! 

 une charge d'environ 2 tonnes 1/2. 



A. Gay, 



.\UL-icn clovo de l'EcoIu P..l3tocliiii.| 



