890 



CH.-ED. GUILLAUME — LA CONVENTION DU MÈTRE 



zeau el Cornu, qui ont indiqué en même lemps les 

 meilleurs procédés pour y parvenir. 



A partir de celle époque, les atlribulions de la 

 Section française el du Bureau international furent 

 nettement délimitées. Tandis quela première avait 

 pour mission de veillera la confection des étalons, 

 pour laquelle le Gouvernement français avait fait 

 une importante avance de fonds, le Bureau n'eut 

 plus qu'à s'occuper que de leur vérification. 



diverses manipulations qu'il subit au JJare/iu inter- 

 nationat. Examiné avec grand soin, au point de vue 

 de la qualité des surfaces polies, des traits et de 

 sa longueur, il est accepté s'il satisfait aux condi- 

 tions imposées par la Commission internationale. 

 Hâtons-nous de dire que le travail d'achèvement 

 des étalons a été fait par M. Gustave Tresca, avec 

 un si grand soin qu'un seul mètre dut être retracé. 

 L'étude du mètre va maintenant comporter di- 



Kig. 2. — i'oinpn râleur à dilalatiun. — Les deux uiici-oscopes, lixés à des )iili(;rs do pierre, iiuléiii'ndaiits du bàliment, 

 servent à coniiiarcr les règles placées dans deux auges remplies d'eau, dont la température peut être modiliée à 



Les barres destinées à devenir des mètres pro- 

 totypes, extraites d'un lingot fondu au Conserva- 

 toire des Arts et Métiers, ou fournies par la maison 

 Johnson Matthey de Londres, étaient amenées au 

 profil exact pai- un tirage au banc, puis polies et 

 tracées. Cette dernière opération s'effectuait en co- 

 piant, aussi bien que possible, un étalon vérifié au 

 Bureau international. Chaque règle porte six traits 

 seulement, trois à chaque extrémité. Le trait cen- 

 tral de chaque groupe marque l'un des termes du 

 mètre, tandis que les deux autres, qui en sont à 

 une dislance de 0""",o, fournissent ensemble des 

 étalons du millimètre. 



Suivons maintenant un étalon du mètre dans les 



verses opérations que nous allons indiquer briève- 

 ment. 



La première consiste dans la mesure de sa dila- 

 tation, (jue l'on effectue il l'aide d'un comparateur 

 ^'^/ //or représenté dans notre figure 2. La règle à 

 étudier est placée sur deux rouleaux dans une auge 

 remplie d'eau et munie de quatre thermomètres. 

 L'eau ayant été amenée à la température conve- 

 nable, que l'on maintient à peu près constante à 

 l'aide d'un thermo-régulateur, est d'abord vigou- 

 reusement agitée par le moyen de deux petites tur- 

 liines actionnées par des moteurs électriques. Une 

 autre règle, placée dans une seconde auge, servira 

 de terme de comparaison. Dans des expériences 



