ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



943 



ACTUALITES 



SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



Le compabatel'r al'tomatique enregistreur de M. le commandant Hartmann- 



La Commission internationale du mHre a établi dé- 

 finilivemenl en 1889 une règle de plaline portant à ses 

 extrémités deux traits dont l'intervalle représente le 

 mètre étalon. Les beaux appareils installés au Bureau 

 des Poids et Mesures permettent d'établir des copies 

 et des subdivisions de cet étalon, et de réaliser, avec 

 une très grande précision, l'unification des mesures 

 portant sur des règles à trait. 



1,'industrie se servant surtout, pour ses mesures de 

 précision, de règles à bout, c'est-à-dire de règles dont 

 la longueur est définie par l'intervalle entre les sur- 

 faces terminales, ces mesures ont dû être rapportées 

 au mètre à trait. Le lluieau des Poids et Mesures em- 

 ploie, dans ce but, la méthode de Fizeau. qui consiste 

 à viser, au moyen du microscope du comparateur, le 

 milieu de l'intervalle compris entre une pointe fine et 

 son image dans la surface terminale de la règle. Cette 

 méthode, d'une application délicate, n'est pas suscep- 

 tible (l'être introduite dans les ateliers de précision où 

 l'on fait plus communément usage d'appareils à coji- 

 lact mécanique, tels que le pied à coulisse, le comp'as 

 palmer, etc. Le service de l'artillerie, à la suite de lon- 

 gues recherches, a pu établir, pour les règles à bout, 

 un comparateur donnant une précision inférieure à 

 celle des comparateurs à visée, mais largement suffi- 

 sante dans la pratique. Cet appareil a été établi par 

 l'atelier de précision de la Section technique de l'Artil- 

 lerie, dirigé par M. le chef d'escadron Hartmann et 

 M. le capitaine Mengiu. Il a déjà conduit à beaucoup 

 de remarques intéressantes, et son étude n'est pas 

 épuisée. M. Cornu, en le présentant à l'Académie des 

 Sciences, l'a apprécié de la façon suivante : 



Les mesures obtenues avec ces appareils, étudiés 

 et construits pour les besoins de l'artillerie, ont con- 

 duit à des conclusions qui dépassent de beaucoup, 

 comme portée, le but spécial auquel ces appareils 

 sont destinés. 



«Parmi les résultats dont la métrologie tire un profit 

 immédiat, on doit citer celui-ci : la comparaison des 

 règles à bout s'effectue au millième de millimètre, 

 lorsque les deu.v règles comparées sont faites du même 

 métal et offrent à peu près la même forme; dans ces 

 conditions, la différence des longueurs mesurées est 

 sensiblement indépendante de la pression exercée par 

 les pièces de contact (appelées palpeurs dans les com- 

 parateurs de ce genre); mais, lorsque les règles sont 

 constituées par des métaux diflérents, la mesure diffé- 

 rentielle dépend, dans une proportion considérable, de 

 la pression des palpeurs. 



« Cette difficulté, signalée depuis longtemps et évi- 

 dente n jviori, était restée, comme tant d'objections 

 valables en théorie, sans base sérieuse pour définir la 

 limite pratique des erreurs à craindre : le mode d'ob- 

 servation, si simple et si rapide, fourni par le compara- 

 teur automatique de M. le commandant Hartmann, a 

 permis d'étudier méthodiquement cette cause d'erreur 

 et d'en apprécier la gravité. 



« Ce résultat, qui donne une infériorité notable à 

 toutes les mesures absolues faites avec des règles à 

 bouts, Justifie l'exclusion de ce genre de règles pour 

 les mesures de haute précision, dans tous les cas où la 

 longueur à mesurer n'est pas déterminée par les sur- 

 faces extrêmes d'un corps solide. 



« Il explique certaines divergences singulières recon- 

 nues dans les anciennes comparaisons de règles étran- 

 gères (construites en différents métaux) avec les étalons 

 métriques français en platine, divergences qu'on attri- 



buait volontiers aux observateurs, dont l'habileté et la 

 conscience étaient pourtant à l'abri de tout soupçon. 

 On voit clairement aujourd'hui que ces anomalies sont 

 la conséquence inévitable de la matière des règles sur 

 lesquelles l'opération a été effectuée. » 



Indépendamment de ces conclusions si intéressantes 

 au point de vue scientifique, l'appareil de M. le com- 

 mandant Hartmann fournit une solution pratique de 

 l'unification des mesures pour l'industrie avec une 

 précision qu'il était impossible d'atteindre par les 

 moyens actuels, et dont on a besoin néanmoins dans 

 plusieurs genres de construction. C'est là un résultat 

 des plus importants; aussi croyons-nous devoir donner 

 une description sommaire de cet ingénieux dispositif. 



Le comparateur automatique enregistreur (fig. I, 

 page 946) comprend quatre organes principaux : 



1° L'appareil de mesure; 



2' L'appareil enregistreur; 



■i" L'appareil moteur; 



4^ L'appareil d'alternance. 



1° Appareil de mesure. 



Un banc en fonte porte deux poupées, l'une fixe P,, 

 l'autre mobile P,, terminées toutes deux par des pis- 

 tons /, /j entre lesquels se placent les règles à com- 

 parer r. 



Sur la poupée fixe P, se trouve un manchon-écrou H 

 qui reçoit une vis filetée à gauche, du pas de l"™ en- 

 viron. Cette vis est constamment sollicitée dans le sens 

 du vissage par un poids n de 70 grammes agissant à la 

 circonférence d'un plateau U calé sur son extrémité. 

 La vis appuie sur la tranche intérieure du piston /, par 

 l'intermédiaire duquel elle transmet la pression du 

 poids de mesure sur la règle comprise entre les deux 

 poupées. 



La poupée mobile P,, qui renferme également une 

 vis et un piston, peut être déplacée à l'aide d'un vo- 

 lant S monté sur une vis du pas de b"". logée dans l'in- 

 térieur du banc, et la distance des tranches des pistons 

 des deux poupées est indiquée à un moment quel- 

 conque par une division tracée sur un mètre souple 

 qui se déroule devant un index. 



2° Appareil enregistreur. 



Le plateau R, calé sur l'extrémité de lavis de mesure, 

 est muni de dix aiguilles (( terminées à volonté par 

 des crayons ou des plumes qui se déplacent de 2™°" 

 pour une avance de la vis de O^^jOGl. Ces plumes 

 peuvent marquer sur une feuille de papier placée sur 

 un tambour T mù par un mouvement d'horlogerie. 



Quand le plateau R est arrêté, une tige courbe i vient 

 appuyer sur le cylindre enregistreur l'aiguille qui se 

 trouve en regard du tambour qui y marque un point. 



Les aiguilles sont numérotées de à 9; les déplace- 

 ments du plateau sont comptés entre l'aiguille zéro 

 d'une part et le trait zéro de la feuille de l'enregistreur 

 d'autre part, qui sont en coïncidence quand la vis est 

 vissée à fond. 



Dans ces conditions, si, avec une règle interposée 

 entre les pistons des deux poupées l'aiguille vient 

 en ret,'ard de la division 34 du tambour, le nombre de 

 divisions compris entre la pointe de l'aiguille-origine 

 et le zéro de la graduation, est 600 + 34. 



3" Appareil moteur. 



Une petite dynamo, de 10 kilogrammètres environ. 



