946 



ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



actiomii; aulomatiqaemeut les divers orf,';ines du (.■um- 

 paitileur. 



Au moyen de divers renvois de mouvement, indi- 

 qués sur la figure, on obtient le résultat suivant : la 

 règle à étudier étant placée entre les pistons /, /, et la 

 machine mise en marciie, la vis prend un mouvement 

 uniforme, sous la tension du poids t:, jusqu'à ce que 

 les deux pistons appuient sur les extrémités de la 

 règle ; à ce moment le plateau s'arrête et la tige courbe i 

 vient appuyer l'aiguille sur le tambour, où elle marque 

 un point; puis la vis se met en mouvement en sens 

 inverse, les pistons cessant d'appuyer sur les extré- 



par le moteur électrique el, à tour de rôle, déposent 

 sur les pistons des poupées et reprennent les règles 

 qu'ils supportent. 



Les deuv règles à comparer étant placées sur l'appa- 

 reil et la machine mise en marche, on obtiendra sur 

 le tambour deux tracés pointillés, dont l'écartement 

 correspond à la différence de longueur des deux règles, 

 l/allure des tracés permet de constater que l'on est 

 dans des conditions satisfaisantes, notamment que la 

 température est restée sensiblement constante, toute 

 variation se traduisant par un déplacement du point 

 figuratif. Quand les températures des règles sont bien 



Fig. 1. — Vue d'ensemble du comparateur automatique enrer/isireur. — l'i, poupée fixe; P.>, poupée 

 mobile; R, plateau porte-aiguilles; a, aiguilles; T, tambour enregistreur; n. poids de mesure; r, >■, r(>gles 

 à comparer; S, volant de la poupée mobile'; /j, /v, pistons entre lesquels se placent les régies à comparer ; 

 /'. tige courbe appuyant sur les aiguilles. 



mités de la règle, et quand la vis a été écartée d'une 

 certaine distance, son mouvement change de sens et 

 recommence sous l'influence du poids tt, comme au 

 début de l'opération. 



L'appareil fournira donc automatiquement une série 

 de mesures dont chacune sera inscrite par un point 

 marqué sur le tambour. 



4» Appareil d'alternance. 



t'.cl appareil est disposé de façon à présenter alter- 

 nativement, entre les extrémités du piston, l'une el 

 l'autre des deux règles à comparer, l'our cela, deux 

 bras articulés parallèles à l'axe du banc sont actionnés 



égales, les deux courbes qui correspondent à chacune 

 d'elles restent équidistantes, tandis que si l'une est à 

 un moment donné plus chaude ou plus froide que le 

 milieu ambiant, il se produit une modificiition mo- 

 mentanée de l'intervalle des courbes. 



En résumé, le comparateur automatique permet 

 d'obtenir la comparaison des mesures ;i bouts à -!— de 

 millimètre près. Il effectue cette mesure automatique- 

 ment, on enregistrant toutes les mesures, et élimine 

 ainsi les erreurs accidentelles, ainsi que l'inlluence de 

 l'observateur, ce qui en fait un appareil vérilablement 

 pratique. 



1'. ClIABl'V, 



I)octoiir i's srienrcs. 



