ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



lOl, 



ACTUALITES 



SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



H TECHNIQUE DE LA SEPARAÏIOX DE LAIir.ON ET L ANALYSE DE L AIR. 

 ET DU PROFESSEUR WILLUM RAMSAY. 



APPAREILS DE LOnD RAYLEIOH 



Les lecteurs de la Revue générale des Sciences ont 

 été tenus au courant des divers travaux auxquels a 

 donné lieu la mémorable de'couverte de lord Kayleigh 

 et du Professeur Ranisay '. Pour compléter les rensei- 

 gnements donnés dans la Revue, à plusieurs reprises, 

 il nous a paru intéressant de reproduire les appareils 

 employés dans ces belles recher- 

 ches, appareils qui ont désormais 

 un caractère historique comme ceux 

 de Lavoisier, de Dumas et de Stas 

 pour l'analyse de l'air et de l'eau. 

 La figure 1 représente le premier 

 appareil employé pour répéter l'ex- 

 périence de Cavendish sur la com- 

 position dr l'air atmosphérique au 

 moyen des étincelles électriques. 

 Les essais effectués dans ce tube 

 eudiométrique ont montré que le 

 résidu signalé par Cavendish était 

 proportionnel à la quantité d'air em- 

 ployé et représentait par suite un 

 composant constant dé l'air atmos- 

 phérique. 



La ligure 2 représente le premier 

 appareil construit pourextraire l'ar- 

 gon de l'air atmosphérique en ab- 

 sorbant l'azote par le magnésium 

 chauffé au rouge. 



Le tube A est rempli de tournure 

 lie magnésium légèrement tassée; 

 B contient de l'oxyde de cuivre, C 

 de la soude caustique, D de l'anhy- 

 dride phosphorique. E est un me- 

 sureur gradué et F un gazomètre 

 contenant de l'azote atmosphéri- 

 que. 



Les tubes étaient d'abord chauffés 

 et vidés au moyen de la pompe 

 Sprengel. Quand l'absorption des 

 gaz se ralentissait, on recueillait 

 tous les gaz au moyen de la pompe 

 (le Sprengel et on changeait le tube 

 à magnésium. La première expé- 

 rience faite au moyen de cet appa- 

 reil fournit oO cent, cubes d'argon 

 presque pur, sur lesquels on put 

 effectuer une mesure de densité. 



On monta alors l'appareil repré- 

 senté par la ligure :i pour opérer 

 sur une plus grande échelle. 



A et H ont des gazomètres en i;erre 

 de 10 litres de capacité. C est un 

 dispositif permettant d'introduire 

 ■dans X le gaz contenu dans un tube 

 à essai. Le tube D est rempli à moitié de soude caus- 

 tique et à moitié d'anhydride phosphorique ; de mè- 



' Voyez : Lord J. W. Rayleioh et M. William Ram.sav: 

 La préparation et les propriétés de l'Argon, nouveau cons- 

 tituant de ratinosphcTe. Revue générale des Sciences du 

 15 février 189!)", tome VI, pages 90 à 99. 



.\I. WiLLiA.\i Crookks: Les spectres de l'Argon. Revue géné- 

 rale lies Sciences du VJ février 189:i,tome VI,pa^es 99 à 101. 



M. K. Olszewski: La liquéfaction et la soliaification de 

 l'Argon. Revue nénérale des Sciences du 15 février 1893, 

 tome VI, pages ioi à 103. 



Discussion sur l'.Vrgon à la .Société Royale do Londres. 



Fi g. 1. — Appdi-eil employé pour ré- 

 péter l'expérience de Cavendish sur 

 la composilion de l'air atmosphérique. 

 — A. éprouvette retournée sur une 

 solution de potasse caustique, et ren- 

 fermant à sa partie supérieure l'air à 

 analyser ; B, vase contenant une solu- 

 tion diluée de potasse caust'que ; C C, 

 tubes de verre renfermant les fils do 

 platine conducteurs du courant élec- 

 trique ; D D, extrémités des fils de 

 platine entre lesquelles jaillit l'étin- 

 celle. 



me le tube E, qui est maintenu au rouge, contient à 

 la fois du cuivre poreux réduit et de l'oxyde de cuivre 

 en grains. F contient de la soude en grain et G du ma- 

 gnésium en tournure chauffé au rouge, Il renferme 

 de l'anhydride phosphorique et I de la soude. 

 Les dix litres d'azoteemployés, ayant été réduits par 

 les absorptions effectuées dans cet 

 appareil à L.'iOO cent, cubes, furent 

 traités, pour obtenir une absorption 

 plus complète, dans l'appareil re- 

 présenté par la ligure 4, qui évite 

 le contact du gaz avec de grandes 

 masses d'eau. 



La pompe de Sprengel et les appa- 

 reils C et ('• permettaient de faire 

 passer le gaz un grand nombre de 

 fois dans les tubes, qui contenaient, 

 D et B de la soude et de l'anhydride 

 phosphorique, E du cuivre métal- 

 liijue et de l'oxyde de cuivre, F du 

 magnésium. 



Cet appareil permit d'obtenir 200 

 cent, cubes d'un gaz dont la densitr- 

 par rapport à l'hydrogène fut trou- 

 vée égale à 19,080. Le spectre de ce 

 gaz donnait encore les raies de l'a- 

 zote, plus uncertain nombre de raies 

 n'appartenant à aucune substance 

 connue. 



La figure b représente l'appareil 

 employé pour la préparation en 

 grand de l'argon au moyen du ma- 

 gnésium. La disposition est tout à 

 fait analogue à celle des appareils 

 précédents ; mais, pour faciliter la 

 préparation, le mouvement du gaz, 

 à partir du réservoir B à travers les 

 tubes de purificition et d'absorption 

 C, D, E. est produit automatique- 

 ment pur un circulateur indiqué 

 sur la gauche de la ligure. Le mer- 

 cure d'un petit réservoir b s'écoule 

 goutte à goutte en entraînant le gaz 

 qu'il abandonne dans un réservoir 

 «■; il passe de là dans un tube d d'où 

 il est aspiré par une trompe à eau 

 et ramené en 6. 



Cet appareil permet d'absorber 

 environ 110 litres d'azote par jour. 

 Dans une des expériences effectuées, 

 03 litres d'azote atmosphérique fu- 

 rent absorbés par 409 grammes de 

 magnésium , et produisirent 921 

 cent, cubes d'argon pur. 

 La combinaison de l'azote avec l'oxygène, sous l'in- 

 lluence des étincelles électriques, peut être employée 



Revue (/énérale des Sciences du 15 février 18',)a, tome \ I, 

 pages 103 à 101. 



M.LouLs Olu'ier: Les discussions sur l'Argon. Opinions de 

 MM. Gladstone et Lecoq do Boisbaudran. Revue générale 

 des Sciences du 28 février 1893 ; tome VI, pages 199 et 200. 



M. G. Charpv : Les nouvelles découvertes du Prof. Wil- 

 liam Ramsay sur l'Argon et la découverte de l'Hélium. Re- 

 vue r/énérale des Sciences du lo avril 1893 , tome VI, pages 297 

 et 298. 



