DUS A LA LAMPE A TROIS ÉLECTRODES 



47 



résistance 7- du cadre pour la fréquence de l'onde 

 reçue, quantité que l'on détermine facilement, 

 on en tire, le cadre étant accordé à l'aide d'une 

 capacité variable sur cette fréquence, l'intensité i 

 du courant de réception par la formule e = ;• i. 

 Cette intensité permet d'étudier le rayonne- 

 ment d'une antenne donnée dans toutes les 

 directions. On peut aussi, grâce à ces mesures 

 de rayonnement, étudier la valeur comparative 

 des divers types d'antennes pour un même 

 poste émetteur et, d'une façon générale, se ren- 

 dre compte de la valeur pratique d'un poste, 

 non par les ampères qu'il met dans son antenne 

 et qui ne sont pas toujours des ampères utiles, 

 mais par les qualités mêmes qu'il doit avoir 

 pour remplir la destination pour laquelle il 

 est fait, à savoir rayonner au maximum pour 

 une énergie au départ donnée. 



Le 2' appareil de mesure basé surles proprié- 

 tés des lampeset dont nous aous proposons de 

 parler s'appelle le multivibrateur et permet de 

 mesurer les longueurs d'onde en valeur absolue. 

 Avant la création de cet appareil, on mesurait 

 les longueurs d'onde des postes en mettant en 

 résonance sur ces ondes un circuit oscillant, 

 appeléondemètre,comprenanten général une self 

 fixe et une capacité variable ou bien l'inverse, et 

 dont on évaluait la période soit par calcul, 

 soit par comparaison avec un étalon. II était 

 difficile d'être absolument sûr des résultats, car 

 les selfs ou les capacités parasites venant des 

 connexions et les capacités des bobines étaient 

 mal définies. En fait, le besoin d'une évaluation 

 rigoureuse des longueurs donde, et par un 

 procédé expérimental, se faisait impérieusement 

 sentir. Mi\L Abiaham et 13Ioch construisirent un 

 appareil à 2 lampes appelé le multivibrateur, 

 dans le détail du schéma duquel nous n'entre- 

 rons pas et qui possédait la propriété d'émettre 

 des courants alternatifs dont la fréquence était 

 réglable à l'aide de capacités variables interca- 

 lées entre la grille d'une lampe etla plaque de 

 la seconde. L'appareil possédait en outre la pro- 

 priété d'émettre, en même temps que le cou- 

 rant alternatif fondamental, de très nombreuses 

 harmoniques. Pour étalonner un ondemètre 

 avec un tel appareil, on passe alors par les 

 deux stades suivants : 1» Etalonnage du multi- 

 vibrateur à l'aide d'un diapason lui-même soi- 

 gneusement étalonné. On écoute pour cela le 

 son produit dans un téléphone par le courant 

 alternatif fondamental que donne le multi- 

 vibrateur et on le compaie à la vibration du 

 diapason. Quand les fréquences sont voisines, 

 on entend des battements de plus en plus rares 

 et on arrive parfaitement à réaliser l'accord à 



l'aide des capacités variables du multivibrateur. 

 On connaît alors la fréquence exacte du courant 

 émis par l'appareil, aux capacités duquel on ne 

 touche plus. Les longueurs d'onde correspon- 

 dant à la fréquence fondamentale (1.000 par 

 exemple par seconde) sont beaucoup plus lon- 

 gues que celles que l'on rencontre en T. S. F. 

 2° Aussi, pourétalonnerl'ondemètre, on l'accorde 

 sur unedes nombreuses harmoniquesque le mul- 

 tivibrateur émet en même temps que le courant 

 fondamental. 11 suffît de connaître le numéro 

 d'ordre de cette harmonique pour avoir avec 

 précision un point de la courbe d'étalonnage de 

 l'ondemctre. La comparaison de l'onde élec- 

 trique avec l'onde sonore, dont le nombre de 

 vibrations peut être facilement contrôlé, a donc 

 permis d'avoir une mesure très précise des lon- 

 gueurs d'ondes de la T. S. F. en valeur absolue. 

 Un autre appareil de laboratoire très intéres- 

 sant a été imaginé par M. Gutton et permet de 

 réaliser des ondes très courtes, de quelques 

 mètres à peine. Il se compose essentiellement 

 d'un poste à lampes dont les bobines plaque et 

 grille sont réduites à leur plus simple expres- 

 sion. Il donne des ondes très courtes par le 

 même mécanisme que celui d'un poste à lampes 

 ordinaire. Ces ondes courtes permettent d'intéres- 

 santes expériences de laboratoire et leur emploi 

 pourra peut-être conduire à des postes nouveaux. 

 On cherche précisément en ce moment à augmen- 

 ter dans la gamme des ondes courtes les possibi- 

 lités d'emploi des émissions de T. S. F. Il était 

 intéressant de signaler ce mode de production 

 d'ondes très courtes. 



Voilà donc ce que la T. S. F. moderne doit 

 aux lampes : Une réception extraordinairement 

 améliorée grâce aux amplificateurs. La possibi- 

 lité de faire de la réception enregistrée, de la 

 télémécanique, de la goniométrie et de se pro- 

 téger contre les parasites. Une émission nou- 

 velle, simple, fa ci le à mettre en œuvre et donnant 

 des portées allant à 2 ou 3.000 kilomètres. La 

 possibilité de faire de la téléphonie de façon plus 

 pratique qu'avec toute autre émission à ondes 

 entretenues. Enfin, des instruments de labora- 

 toire permettant des recherches et des mesures 

 impossibles jusque-là. Tels sont les premiers 

 progrés réalisés grâce aux lampes. D'autres sui- 

 vront certainement, impossibles à prévoir, mais 

 dès maintenant on peut dire que l'audion a 

 entièrement rénové la T. S. F. 



Lonis François. 



