ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



159 



calibre à étudier était intercalé entre les deux glaces, 

 préalablement désargentées, de l'appareil, et réglé au 

 moyen d'un support spécial, qui le tenait à hauteur de 

 la région centrale de ces glaces. En projetant un fais- 

 ceau de lumière monochromatique alternativement sur 

 les deux faces de l'appareil et du calibre, on obtenait, 

 de chaque côté, pour un réglage convenable, un dou- 

 ble phénomène de franges de Fizeau : dans la région 

 centrale, franges produites entre la face du calibre et la 

 glace contiguë; dans les régions marginales, franges pro- 

 duites directement entre les glaces. Les épaisseurs des 

 trois lames d'air, déterminées par le numéro d'ordre des 

 interférences, établissaient, par différence, la valeur 

 optique du calibre étudié. Par ailleurs, laeontiguraliou 

 seule des franges révélait, à première vue et avec la plus 

 haute précision, les défectuosités de construction (pla- 

 nilude et parallélisme) des surfaces. Cette méthode 

 permettait de mesurer jusqu'à lo millimètres d'épais- 

 seur de calibre; elle donnait une précision de 2 à 3 cen- 

 tièuies de micron ; mais elle exigeait desréglages assez 

 délicats et instables. Pour le calcul exact des valeurs 

 réilles, une correction ne devait pas ^tre négligée; 

 c'était celle qui résultait de la perle de phase par ré- 

 (l;xion normale sur l'acier, dont l'elTet était de faire 

 ressortir, pour l'épaisseur des lames d'air correspon- 

 d \ntes, des valeurs légèrement trop fortes, comme si la 

 réilexion se produisait sur une surface optique quelque 

 peu plus enfoncée dans le métal que la surface méca- 

 nique ou réelle. Celte correction a été étudiée au moyen 

 d'expériences indépendantes, par la mesure d'anneaux 

 de Newton produits entre la surface sphérique de petites 

 lentilles plan-convexes, et une surface plane de verre 

 ou d'acier. Ces expériences ont permis de vérifier que 

 paurla rédexion sur le verre le changement de phase 

 e it, à la limite d'exactitude des expériences, égal à 1/2, 

 et de faire ressortir, pour l'acier poli, une perte de 

 phase supplémentaire légèrement variable avec la lon- 

 gueur d'onde et correspondant, pour le milieu du spec- 

 tre visible, aune discordance d'environ 0,70 /j- entre la 

 surface optique et la surface mécanique. En outre, ces 

 mêmes expériences, qui mesuraient avec une grande 

 précision les déformations de surfaces en contact, con- 

 stituaient par surcroit une étude expérimentale de la 

 formule de Hertz. Par la mesure de diverses sommes de 

 calibres déterminés , chacun individuellement, cette 

 méthode a permis de constater que, dans la superposi- 

 tion de deux calibres Johansson, l'épaisseur de la cou- 

 che de lubritiant qui reste interposée entre les surfaces 

 adhérentes est d'un ordre de grandeur inférieur à toute 

 quantité mesurable (plus petite que 0,02 /x ào,o3/i), et 

 que la nature du lubrifiant (vaseline, huile de vaseline, 

 pétrole, essence) est sans influence appréciable au point 

 de vue métrologique. Une seconde méthode interféren- 

 tielle, actuellement encore employée, met à profit cette 

 dernière constatation. Le calibre à vérifier est acculé 

 contre un plan d'acier de plus grande étendue, qui le 

 déborde de part et d'autre. Un plan de verre, muni de 

 points de repère, produit encore, en lumière monochro. 

 niatique, un double système de franges d'interférence, 

 d'une part sur la face extérieure du calibre, d'autre part 

 sur la région libre du plan d'acier. Les épaisseurs des 



lames d'air ainsi mesurées donnent, par différence, la 

 valeur du calibre avec une précision qui n'est pas infé- 

 rieure à celle de la précédente méthode. On a pu mesu- 

 rer directementen valeur absolue desealibresatteignant 

 a5 mm. Comme ci-dessus, l'exactitude de la construc- 

 tion (parallélisme et planitude) se révèle aussitôt par 

 la configuration relative des deux systèmes de franges. 

 L'appareil qui est utilisé dans ces expériences est un 

 interféromètre réduit à sa plus grande simplicité. Le 

 même appareil se prête à la comparaison des jauges de 

 grandes dimensions, par groupe de trois; il sullit de les 

 coller côte à côte sur le même plan d'acier; 1 examen 

 des trois systèmes de franges produits entre le plan de 

 verre et les faces supérieures de ces calibres donne (avec 

 la même précision de 2 à 3 centièmes de micron) la 

 ditférence du calibre central par rapport à la moyenne 

 des deux autres. Les pièces à comparer peuvent sans 

 inconvénient différer entre elles de plusieurs millimè- 

 tres. On a, de cette façon, la possibilité d'exécuter de 

 véritables étalonnages par sommation de calibres et 

 comparaison de longueurs voisines. Plusieurs calibres 

 de 100 mm. se sont trouvés ainsi mesurés indirectement 

 par les seuls moyens des interférences lumineuses. 

 — M. H. Abraham re/jonrf au.i objections formulées par 

 M. Langevin contre l'identité de nature du champ ma- 

 gnétique et de l'induction magnétique. Une discussion 

 s'engage à ce sujet, à laquelle prennent part MM. Po- 

 mey, Janet, Langevin, Hadamard, Brylinski et Abraham. 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



Séance du 11 Février 1922 



MM. P. Gonzalez et M. Armençué : Snv le poi^voir 

 liéinol) tique de l'iode. L'iode à très faible dose exerce 

 sur les globules une action hénioljtique, à plus forte 

 dose une action coagulante. Le pouvoir anlihémoly tique 

 que possède le sérum en présence des nombreux agents 

 chimiques qui agissent sur les hématies se manifeste 

 également en présence de l'iode. — M. C. Strzyzow- 

 ski : Sur la constatation spectroscopique de l'oxyde de 

 carbone dans le sang an moyen delà lei-ure de bière. La 

 réduclase de la levure de bière a lapropriété deréduire 

 l'oxyhémoglobine du sang, mais non la carboxyhémo- 

 globine.Le sang renfermant cette dernière reste donc rose 

 et continue à montrer le spectre de la carboxyhémo- 

 globine. — M. T. Saragea: /.e diami'lre des liématiês 

 de l'homme aux. différents âges de tu vie. Ce diamètre 

 s'abaisse régulièrement du jour de la naissance (8;/. 62) 

 jusqu'à la lin du premier mois(8,</. i4). Cette chute se 

 poursuit plus lentement jusqu'à la lin de la 2* année; 

 puis le diamètre augmente pour atteindre, à l'âge de 

 3o à 5o ans, le chiffre moyen de 7 ;» 55. — M. E. Don- 

 mer ". L'action de la peptone sur la tension superficielle 

 de l'eau. Sous l'influence de quantités croissantes de 

 peptone du Codex, la tension superficielle de l'eau dimi- 

 nue suivant une courbe régulière. L'abaissement est 

 plus marqué pour l'eau chargée de NaCl que pour l'eau 

 distillée. 



Séance du 18 Février 1922 



MM. M. Piettre et G. de Souza : Milieux acides 



