E. DARMOIS. — LA DISPERSION ROTATOIRE NATURELLE 



671 



iiionochromatique; 2" On éclaire le polarimètre 

 avec une source deliimière complexeet l'on étu- 

 die au spectroscope la lumière sortant de l'ana- 

 lyseur (méthode de Fizeau et Foucault). 



§ I. — Liumiëres monpchromatiques. Sources 



Il est nécessaire d'avoir un certain nombre de 

 radiations convenablement espacées dans le 

 spectre. La théorie montre que la précision des 

 mesures exige des sources à grand éclat. 



1. Flammes. — On peut utiliser celles du li- 

 thium (X = ^ 6708), du sodium (0,5893) et du 

 thallium (0,5351). Pour les produire, on utilise 

 soit le procédé de Dufour', soit celui de Sève ^, 

 soit celui de Lowry ■'. Le dernier (arc au char- 

 bon à mèche de verre) donne une radiation assez 

 intense pour qu'on puisse séparer les raies D( et 

 D,. 



2. Arcs. — Il faut citer au premier rang l'a/c 

 au mercure. C'est l'arc en quartzqui donne l'éclat 

 le plus grand. Il serait à souhaiter que sa forme 

 fût plus appropriée au.x usages polarimétriques- 

 Au lieu d'un arc linéaire, beaucoup trop long, 

 une tache circulaire serait plus indiquée ■•. L'arc 

 au mercure donne dans le spectre visible les ra- 

 diations : 



( 0,6790 \ généralemenl non dissociéespar le spec- 

 J ^ \ troscope; l'ensemble constitue la raie 



( 01^7*^9 I jaune du mercure, très intense. 

 V 0,546' raie verte, très intense. 

 0,4916 " bleue peu intense. 

 I 0,4358 » indigo très intense. 



o,4o47 » violette, à la limite du spectre vi- 

 sible. 



Les 3 raies principales sont J, V et 1 ; les me- 

 sures pour la raie bleue sont plus difficiles ; cel- 

 les pour la raie violette sont peu précises à 

 cause de la faible sensibilité de l'œil. 



L'arc au mercure en quartz donne en outre 

 une quantité de raies ultra-violettes '. La maison 

 Berlemont fabrique actuellement un arc en 

 quartz à allumage automatique et mise en mar- 

 che rapide (remplissage au néon). 



L'a/c au cadmium a fait l'objet d'un grand 

 nombre de recherches. 11 donne les 3 radiations: 

 0,6438 rouge o,5o86 verte 0,4800 bleue. 



La première fournit une source rouge très 

 intense. La dernière est bien placée pour com- 



1. I.e Radium, t. V,p. 294 (UI08). 



2. Bull, de i Union des physicien^i, avril-mai 1919, p. 103. 



3. /"AiV. Trans., 1913 (.\), ]>. ni. 



4. Une telle tache se ti-ouve dans le modèle en verre de 

 Dufour (Berlemont). J'ai fait réaliser en 1912-13 des arcs en 

 quartz observés en bout et qui donnaient tonte satisfaction . 



5. Voir la liste dans E. Dak.mois : Thèse, Paris. 1910. pu- 

 bliée par ^«n. Chim. et Phys. {1911). 



hier le vide laissé dans le spectre du mercure 

 entre les deux raies verte et indigo. 



Deux modèles différents d'arc au cadmium 

 sont dus à Lowry. Ce sont : 1° un arc entre deux 

 crayons d'alliage Cd-Ag ' ; 2" un arc dans le vide 

 entre électrodes de Cd refroidies par l'eau ^. 

 Cet arc n'est toutefois pas encore au point. Il 

 en est de même de l'arc au cadmium-mercure 

 de Wolfke.3. 



3. Sources à spectre continu. — La fente de sortie 

 du spectroscope donne dans ce cas une série de 

 radiations dont l'ensemble s'étend sur un 

 domaine spectral plus ou moins grand. Pour 

 avoir des lumières aussi pures que possible, on 

 est conduit à serrer la fente, ce qui réduit d'au- 

 tant la quantité de lumière qui entre dans le 

 polarimètre. Les conditions de fonctionnement 

 d'un tel appareil ont été étudiées en détail par 

 Bruhat ''. 11 y a avantage à employer une source 

 à haut éclat : soleil ou au moins arc. 



Dans ces dispositifs, un simple mouvement de 

 rotation d'une pièce (prisme ou miroir) permet 

 de faire défiler tout le spectre sur le dia- 

 phragme d'entrée du polarimètre. Les mesures de 

 Tschugaeffet Rupe (v. plus loin) ont été faites 

 avec un séparateur et une lampe Nernst. 

 M. Bruhat a fait réaliser par la maison Jobin un 

 séparateur de radiations (monochromateur) qui 

 permet d'utiliser les raies du mercure. 



L'usage d'un spectroscope, même réduit à ses 

 éléments essentiels, avait semblé trop compli- 

 qué à beaucoup de chimistes. Landolt avait pro- 

 posé d'isoler dans un spectre continu de larges 

 bandes de même couleur par l'emploi de filtres 

 interposés entre la source continue et le polari- 

 mètre. On pourra trouver la liste de ces filtres 

 dans l'exposé de Grossmann. Les bandes ainsi 

 isolées sont très larges (jusqu'à 100 p,a); les rota- 

 tions mesurées correspondent donc à une lon- 

 gueur d'onde moyenneicentredegraiHté optique), 

 qui n'est pas la même pour deux sources diffé- 

 rentes. Elle se détermine en mesurant la rota- 

 tion produite par une plaque de quartz d'épais- 

 seur connue. Bruhat'' a montré que le centre de 

 gravité optique n'est d'aucune utilité si la subs- 

 tance ne possède pas la dispersion du quartz, ce 

 qui réduit singulièrement la portée de la simpli- 

 fication de Landolt. Son procédé a été très 

 employé iWalden, 'Winther); il peut servir à 



1. P/,il. Mag. (19091, p. 320. 



2. Tram, l'arad Soc, 1914, p. 61. 



3. Ann. der Physik, t. XL, p. 194 (1913). 

 '.. Ann. de Physique (1920), p. 2.^. 



5. Loc. cil., p. 39 et Ann. de Pliys. (1915), p. 256. On y 

 verra les difficultés d'emploi de lar^^'es bandes monochroma- 

 liques pour déceler des irrégularités de I» courbe de disper- 

 sion. 



