L'-C R. BOURGEOIS - L'ÉTAT ACTUEL DE LA GÉODÉSIE 



57 



le trailenienl à faire subir au métal invar et 

 aux fils, de façon à éviter autant que possible des 

 nioditÎL-ations moléculaires qui se seraient infail- 

 liblement traduites par des variations dans la lon- 

 gueur des appareils de mesure. C'était là, en effet, 

 une des craintes sérieuses qui se présentaient au 

 sujet de l'alliage invar; on pouvait légitimement 

 penser que la précieuse propriété qu'il possède de 

 se dilater très peu serait peut-être contrebalancée 

 par de l'inslabilité et, par conséquent, i)ar une 

 tendance plus ou moins grande à se déformer sous 

 l'action du temps. 



M. Guillaume avait été invité à venir faire lui- 

 même à Budd-Pesl une communication détaillée sur 

 ses appareils et ses études. Il a e.xposé les divers 

 traitements que l'expérience a conduit à faire subir 

 aux fils pour assurer la permanence de leur état. 



Il se présente dès le début une question d'ordre 

 pratique, tout à fail importante. 



Le lil a 24 mètres de longueur et ne peut, on le 

 conçoit aisément, être transporté à l'emplacement 

 cboisi pour la mesure et souvent même conservé 

 en dehors des périodes de service à l'état d'exten- 

 sion; il faut nécessairement l'enrouler sur lui- 

 même, donc aussi le dérouler et cela fréquemment 

 au cours des opérations. 



On est amené, dans la plupart des cas, à le faire 

 au commencement et à la fin de chaque séance de 

 travail, car on dispose rarement d'un abri oii l'on 

 puisse en toute sécurité suspendre le fil étendu. 

 Cette opération a toujours paru dangereuse pour la 

 stabilité du fil, et il est évident qu'à l'état d'enroule- 

 ment la libre extérieure et la fibre intérieure tra- 

 vaillent différemment. La question a donc tout par- 

 ticulièrement atliré l'attention, et de nomljreu.^es 

 expériences ont été faites au Bureau international 

 des Poids et Mesures de Breteuil. Elles paraissent 

 avoir montré qu'un fil enroulé sur un rayon de 

 25 cenlimèlres reste dan* les limites de sa déforma- 

 tion élastique dans le passage de l'état de couronne 

 à celui de complète extension. En conséquence, 

 les fils, dès leur sortie de la filière, sont livrés au 

 Bureau International enroulés sur un tambour de 

 0"',oO de diamètre et subissent l'étuvage ainsi que 

 les manipulations nécessaires à la pose et à l'ajus- 

 tagedes réglett.^s dans ces mêmes conditions. Enfin, 

 des expériences nombreuses ont montré qu'un fil 

 enroulé depuis sept à huit mois ne paraissait pas 

 présenler de changement systématique dans sa 

 longueur. Pendant plusieurs années, on a préconisé 

 l'enroulage à la main au cours des opérations de 

 mesure, en laissant, pour ainsi dire, le fil reprendre 

 de lui-même son diamètre coronal habituel, l'opé- 

 rateur veillant seulement à la non production de 

 boucles ou de nœuds; depuis peu, des études nou- 

 velles ont montré qu'il ne paraissait pas y avoir 



d'inconvénient à enrouler le fil sur un tambour, ce 

 qui, au point de vue de la facilité de manœuvre, 

 est bien préférable à l'enroulage à hi main. 



Le second point qu'il importait d'étudier et d'ex- 

 périmenter est la stabilité du nouvel alliage. On a 

 cherché à réaliser le plus possible ré([uilibre molé- 

 culaire du métril qui constitue les fils, en faisant 

 subir à ceux-ci une série de manipulations qui ont 

 pour but de mettre pour ainsi dire en mouvement 

 lesélémentsconslitutifsdumélalde toutes les façons 

 possibles, de telle sorte qu'il leur soit en définitive 

 possible de se grouper de la manière la plus stable. 

 Pour cela, les fils sont soumis tout d'abord, après 

 l'étuvage, à une traction sous un poids de 60 liilogs 

 pendant vingt-quatre heures. Celte première mani- 

 pulation, qui produit dans un fil de 2i mètres 

 un allongement de 0'°'",21 en moyenne, a égale- 

 ment pour but de vérifier la solidité des al taches 

 des réglettes. Mais le traitement le plus particu- 

 lier, introduit depuis quelque temps seulement 

 et qui paraît produire les meilleurs effets sur 

 la stabilité ultérieure du n)élal, est celui qui consiste 

 à imprimer aux fils des secousses très énergiques 

 au moyen d'une sorte de battage rythmé : deux 

 aides tenant le fil étendu dans toute sa longueur, à 

 chacune de ses extrémités, le frappent vigoureuse- 

 ment et en cadence sur un plancher. Cent chocs 

 ainsi donnés à un fil qui a subi un allongement sous 

 l'effort de la traction de tîO kilogs, le ramènent à sa 

 longueur initiale, et les cent chocs suivants ne pro- 

 duisent qu'un raccourcissement moyen de O"™,!. 



Pendant la période Iricnuah; do 191)3 à lOOtldont 

 il a ùlr rendu compte à la Conférence, on a employé 

 les appareils Guillaurne-Carpentier à fil invar aux 

 uK^sures de bases exécutées par les Services géodé- 

 siques serbe et russe, par les officiers de la Mission 

 (iéodésique Française à Payta (Pérou) et, enfin, par 

 la Commission GéO(lési(iue Suisse au Sinq)lon. On 

 a enqiloyé également des fils invar dans les mesu- 

 res de bases du Cap, au cours des- opérations delà 

 triangulation du Grand Arc .africain. Ces mesures 

 ont donné partout des résultats largement suffi- 

 sants comme précision pratique. Mais il y a des 

 dilTérences marquées entre les précisions obtenues 

 dans ces différentes opérations. Si, en Serbie, au 

 Cap et au Simplon, on a constaté un accord entre 

 les mesures faites avec différents fils atteignant en- 

 viron lel/l.OOO.OUO, cetaccord tombe au I /lOO.OOO 

 en Russie et au 1/200. ()00 environ en Equateur. 

 M. Guillaume estime que ces divergences sont dues, 

 pour les fils russes, à un défaut dans l'ajustage des 

 réglettes, qui a pu être cause des variations consta- 

 tées dans les étalonnages successifs par le Général 

 Gédéonoff ; cependant, d'après ce dernier, ces varia- 

 tions ne se seraient pas produites graduellement, 

 mais par sauts, et le Général les avait attribuées 



