m 



p. BOURGOIN — L'ÉTUDE DES POUDRES DE GUERRE AU LABORATOIRE 



i-onslantes dont il s'agit, et celte sujétion, même 

 restreinte à un très petit nombre de coups, n'en 

 constituait pas moins une assez forte dépense 

 lorsque le tir avait lieu dans un canon de gros 

 calibre'. 



Un travail récent de MM. le général Gossot et 

 LiouviUe". couronné par l'Académie des Sciences, 

 vient de solutionner théoriquement le problème 

 précédent d'une manière très élégante. Pour l'ana- 

 lyser, nous ne pouvons mieux faire que de repro- 

 duire ici des extraits du Rapport que M. Vieille a 

 présenté à l'Académie sur ce travail" : 



« ... L'homogénéité spéciale que présente l'équa- 

 tion différentielle du mouvement du projectile 

 (équation de Sarrau) permet d'affirmer que des 

 fonctions connues de la vitesse initiale et des élé- 

 ments du tir ne dépendent que de deux variables 

 formées par des groupements, connus a priori, des 

 éléments qui définissent le canon, le chargement 

 et le mode de combustion de l'explosif. Si donc, 

 pour des tirs actuellement réalisés, on parvient à 

 chiffrer la valeur des variables, on pourra expéri- 

 mentalement construire les surfaces représenta- 

 tives des fonctions liées aux vitesses initiales et 

 aux pressions. Une représentation analytique cor- 

 recte de ces surfaces expérimentales fournira ensuite 

 les formules cherchées des vitesses et des pressions 

 en fonction des éléments du tir. 



« Pour mettre en anivre leur méthode, lesauteurs 

 font appel à toutes les données expérimentales 

 que les jirogrès de l'étude des explosifs ont per- 

 mis d'acquérir. C'est ainsi que la loi de variation 

 des vitesses élémentaires de combustion avec la 

 pression, que le coefficient dans lequel se résume, 

 pour chaque type de poudre (coefficient angulaire 

 de la tangente au point d'inflexion), l'influence de 

 la forme du grain et de sa durée de combustion, 

 sont empruntés aux expériences de laboratoire 

 au lieu de subsister dans les formules comme des 

 éléments arbitraires destinés à assurer la repré- 

 sentation des effets balistiques. En substituant à 

 des symboles de signification incertaine des don- 

 nées précises empruntées aux mesures expérimen- 

 tales directes du fabricant d'explosifs, MM. Gossot 

 et Liouville ont rendu possible, pour la première 

 fois, la prévision correcte, même pour les plus gros 

 calibres, des effets balistiques d'une poudre n'exis- 

 lantqu'à l'étald'échantillons de quelques grammes 

 insuffisants pour le tir. Inversement, leurs formules 

 permettent de déduire du lir des données relatives 



' A la charge de 12o Isilogs de poudre, le prix de revient 

 d'un coup de caiiou de 305, modèle 1S96, s"éiève (projectile 

 non compris) à environ 1.250 francs. 



- Sur les effets balistiiiues des poudres sans fuim'e dans 

 les bouches à feu. Imprimerie nationale et M. des Poudres 

 et Salpêtres. 



' Acad. Se, séance du 18 décembre HMl.j. 



à l'explosif, possédant une signification pratique 

 pour l'usine. » 



Ainsi, il ressort, de tout ce qui précède, que de» 

 mesures expérimentales effectuées en laboratoire 

 permettent actuellement de prévoiries effets balis- 

 tiques d'une poudre donnée dans une bouche à 

 feu déterminée. Comme nous l'avons vu plus haut, 

 c'est de l'élude du tracé de la courbe des pressions 

 en fonction des temps, afférente à la combustion 

 d'une charge de poudre en vase clos, que l'on 

 déduit les données caractéristiques de la poudre- 

 nécessaires à cette prévision. 11 nous reste par suite 

 à décrire les appareils dont on fait usage dans ce- 

 bul. 



M- — Conditions de bon fonctionnement des 

 appareils de mesure des pressions. 



Les appareils donnant le tracé de la courbe des- 

 pressions en fonction des temps utilisent soit l'écra- 

 sement d'un cylindre en cuivre pur l'ou crusher), 

 soit la déformation d'un système élastique: mais, 

 dans l'un et l'autre cas, leur bon fonctionnement 

 est assujetti à des conditions mises en lumière par 

 MM. Sarrau et Vieille dans leur « Etude sur l'emploi 

 des manomètres à écrasement' » et que nous rappel- 

 lerons ici sommairement: 



a) Soit To la durée de l'écrasement £ d'un crusher 

 ou de la déformation déterminée d'un système 

 élastique, par une force constante P, agissant sans 

 vitesse initiale; on a : 



.=.N/f' 



où m représente la masse du piston écraseur et k la 

 force correspondant à l'écrasement unité : 



L) L'écrasement s, produit par une pression brus- 

 quement appliquée, est double de celui que produi- 

 rait uiie force atteignant progressivement et len- 

 tement la même pression P ; 



(■) Appelons t la durée de l'établissement de la 

 pression maximum dans le phénomène explosif 



qu'il s'agit d'enregistrer; si le rapport — atteint ou 



T'o 



dépasse des valeurs égales à 3, la déformation du 

 système écrasé ou déformé pourra servir à la mesure 

 des pressions d'écrasement, si l'on a effectué au 

 préalable le tarage des déformations à l'aide de 

 pressions statiques". 



Le plus ancien des appareils enregistreurs, en 

 même temps qu'il en est le plus simple, est le 

 manomètre enregistreur de M. Vieille. Rappelons 

 la description qu'en a donnée ce savant : 



< M. des Poudres et Salpêtres, t. I, 1882-1SS3. 



- Vieille: C. fi. Acad. Se, 1SS1, p. 1759. — Sur le mode 

 (le iiiiubuslion des matières explosives. M. des Poudres et j 

 Salp'tres, t. VI. 



