58 



P. BOURGOIN - L'ÉTUDE DES POUDRES DE GUERRE AU LABORATOIRE 



seconde. Le lanibour du chronographe peut être 

 aisément détaché et transporté dans la chambre 

 noire, où la pellicule photographique est enroulée 

 et placée dans une boîte étanche à la lumière. A 

 cet effet, et ainsi que l'explique la légende de la 

 figure il, cette boîte est disposée de telle manière 

 que le tambour puisse être fixé en pleine lumière 

 sur l'axe du chronographe, sans que la pellicule 

 soit impressionnée. La boîte entourant le tambour 

 est percée d'une fente longue et étroite qui, pen- 

 dant la rotation, est masquée par un obturateur. 

 Cet obturateur démasque la fente immédiatement 

 avant une explosion, pour la recouvrir une seconde 

 plus tard, alors que l'impression photographique 

 est obtenue. Grâce à ce dispositif, il n'est pas né- 

 cessaire que la chambre dans laquelle on expéri- 

 mente soit absolument sombre. 



La source lumineuse est constituée par un fila- 



Kig. 9. — Chambvc noire du rhronographe de M. l'etavcl. 

 — Le tauiboui'D est reprcsenlé fixé sur r.axe A du ctu-onu- 

 graplie. Pour enlever le t.imbour s.->ns exposer à la 

 lumière la pellicule qui est enroulée sur lui, la chambre 

 noire est d'abord dé|ilacée légèrement vers la droite, de 

 manière à engaper répaulcuient circulaire E dans le lo- 

 gement F. Le tube en laiton G est ensuite engagé dans 

 l'évidemenl II. Celte opération terminée, son couvercle C 

 peut alors être enlevé et la pièce X dévissée. La chambre 

 noire, avec le tambour qui en a été ainsi rendu solidaire, 

 peut, dans cet étal, être séparée du chronographe [en bi- 

 nant glinsur tout It- Siyxtéim' vers la droite) et mise dans 

 la chambre noire, où la pellicule est développée et rem- 

 placée par une autre non encore impressionnée. 



ment droit de lampe à incandescence, dont l'image 

 se forme au foyer du miroir, c'est-à-dire sur la 

 fente de la boite du chronographe, où elle produit 

 une raie droite lumineuse perpendiculaire à l'axe 

 de rotation. Le faisceau lumineux, se déplaçant 

 d'une longueur qui est à chaque instant propor- 

 tionnelle à la pression développée dans la bombe, 

 trace une courbe sur la pellicule photographique, 

 dont les ordonnées représentent à une certaine 

 échelle) les pressions de l'explosion elles abscisses 

 l'à une autre échelle) les temps écoulés. 



Le manomètre est taré au préalable à l'aide 

 dune pression hydraulique, par un procédé sur 

 lequel l'auteur ne donne aucun renseignement. 



:{. Bombes. — M. Petavel a employé deux 

 bombes : l'une cylindrique, l'autre .sphérique. Le 



métal les constituant était de lacier doux forgé. 

 La bombe sphérique avait un diamètre intérieur 

 de 101"'"\6, avec un écart maximum inférieur à 

 0""",2o'i (1/100 de pouce). La cavité sphérique était 

 pratiquée dans un bloc massif d'acier par une 

 ouverture de 31 millimètres de diamètre, et la sur- 



Fig. 10. — Boinlia spliérique de M. Petavel. — .\. écrou 

 <ln manomètre em-egistreur; B, bouchon de mise de feu r 

 C et D, valves d'admission des gaz; a, épaulementt 

 Jj, logement de l'extrémité du manomètre. 



face intérieure ne présentait aucune aspérité sen-' 

 sible. Le volume de la cavité, déduit d'un jaugeage 

 soigné, au mercure, était de 336 centimètres cubes ; 

 sa surface était égale à 327 centimètres carrés. 



L'épaisseur minimum des parois était de 34 milli- 

 mètres environ. Dans ces conditions, la bombe 

 aurait sans doute pu supporter des pressions de 

 2.000 atmosphères (200,6 kilogs par centimètre 

 carré); mais, par prudence, on n'a jamais dépassé 

 la moitié de ce chiffre. 



La bombe cylindrique, en raison de sa plus 

 grande résistance, fut seule employée pour les 

 hautes pressions. 



La figure 10 représente une section de la bombe 

 sphérique. L'écrou du manomètre est représenté 



aamz 



I 



Fig. 11. — Bomlie cylindrique de M. Petavel. — A. écrou 

 du manomètre enregistreiu'; li. bouchon de mise de feu; 

 r. et n, valves d'admission des gaz. 



en A; l'anneau d'acier D de la figure 8 s'appuie 

 sur l'épaulement a et obture le joint régnant à cet 

 endroit. 



L'extrémité du manomètre est ajustée dans A, à 

 frottement doux, et met ainsi l'obturateur à l'abri 

 de l'action des gaz chauds. B est le logement du 

 bouchon de mise de feu. Lorsqu'on expérimente 



i 



