100 



p. BOURGOIN — L'ÉTUDE DES POUDRES DE GUERRE AU LABORATOIRE 





à lo donnent des spécimens des Iracés fournis par 

 ce remarquable appareil, dont la manipulation 

 doit d'ailleurs être quelque peu délicate. 



Nous reviendrons plus loin surl'influence exercée 

 par la forme et les dimensions des bombes, sur les 

 tracés correspondant à une même poudre tirée à 

 une même densité de chargement dans ces diverses 

 bombes. 



§ 4. — Manomètre de Noble'. 



Sir Andrew Noble a exécuté tout dernièrement 

 une série de recherches dans le but d'élucider la 



Ce dernier organe est constitué par un piston en 

 acier, de faible section, qui reçoit à l'une de ses 

 extrémités la pression des gaz. L'autre extrémité 

 de ce piston a une section plus forte sur laqui'lle 

 vient s'appuyer un ressort spiral a. dont la défor- 

 mation a été soigneusement tarée. Un levier, 

 attaché en h à ce piston, peut pivoter autour d'un 

 axe (• supporté par un palier lixe de l'indicateur; il 

 résulte, par suite, de ce dispositif que, lorsque le 

 ressort se comprime sous l'action du piston, l'ex- 

 trémité du levier est assujettie à se déplacer. 



Ce même levier porte deux électro-aimants '7, 



>roi 



F. âafjlj£-/*fA/y c/e/. 



Lev'e'' de charmement 



i/t' vitesse. 



Fiy. 16. — Appareil de Sir Nubie. — a, ressort spiral; b, point d'attacnc ilu levier pivotant autom- de l'axe c; 

 (/, (/, électro-aimants; e, tringle; /', anneau; g, g, tringles guidant le chariot porteur du style. 



variation de composition des produits gazeux 

 résultant de la combustion d'un explosif donné 

 sous des pressions variables. C'est au cours de ces 

 travaux qu'il a entrepris d'étudier le mode de 

 développement des pressions en vase clos à l'aide 

 du manomètre que nous allons décrire (fig. ll>). 



1. Description du nuinoniclre. — La bombe, de 

 forme cylindrique, est fermée à ses deux extré- 

 mités par deux bouchons étanches aux gaz. A 

 travers l'un d'eux passent les fils de la mise de feu 

 électrique, tandis que l'autre porte l'indicateur de 

 pression. 



' Researcties on Explosives, Part. III, lue à la Sociale 

 Pioyale rie Londres dans la séance du 8 juin IfiO.j. 



dont l'un enregistre les secondes, tandis cjue l'autre 

 est inséré sur le circuit de mise de feu. Une tringle 

 '• pivote autour d'un axe situé à l'extrémité du 

 levier, et son mouvement, commandé par l'attrac- 

 tion de l'éleclro des secondes, détermine à son 

 tour, par l'intermédiaire de l'anneau /", le déplace- 

 ment d'un style qui marque sa trace sur un enre- 

 gistreur constitué par un tambour tournant. 



Ce tambour tournant est en bois léger; au-dessus 

 de lui, et parallèlement à son axe. sont disposées 

 deux tringles j, g supportées par le bâti de l'appa- 

 reil et le long desquelles le chariot porteur du 

 style' est assujetti à glisser. Entîn, le style est sou- 

 levé par une détente qui est dégagée par le courant 

 de mise de feu, au moment du passage de celui-ci 

 dans un électro-aimant relié à la détente. 



