L. GUILLET — MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 619 



mobile très mince en caoutchouc ou en laiton. Le 

 réservoir est en communication par un tuyau avec 

 une presse hydraulique (fig. 5). 



Lorsqu'on fait fonctionner celle-ci, la membrane 

 mobile se soulève et entraîne avec elle le couvercle 

 qui supporte la bille; celle-ci s'imprime dans le 



fig. 



Appareil statique Martcns pour l'essai à la bille. 



métal qui est placé au-dessus et maintenu en con- 

 tact par des vis. 



Nous avons utilisé et utilisons encore une presse 

 construite par la maison Carpentier sur les indi- 

 cations de M. Le Chatelier pour les essais des 

 ciments : la pression est donnée au moyen d'une 

 vis que l'on fait descendre par l'intermédiaire de 

 deux engrenages. 



La tête de vis a été évidée de façon à permettre 

 de maintenir la bille à la place convenable; au- 

 dessous et en contact avec elle se trouve la pièce à 

 essayer; la pression est enregistrée par un mano- 

 mètre Richard en relation avec une boite à mem- 

 brane qui transmet la pression exercée par la 

 bille. 



Enlin, un dernier appareil, qui a été cité par 

 M. Brinell au dernier Congrès de Bruxelles, 

 est celui de la Société Aktie-holngel-Alpha de 

 Stockholm. Il est constitué par une presse hydrau- 

 lique, dont le piston est dirigé vers le bas et porte 

 la bille. Les objets que l'on soumet à l'essai sont 

 placés sur un plateau mobile reposant sur des 

 billes. Le piston est ajusté sans garniture. La 

 pression exercée par le cylindre au moyen d'une 

 pompe à main est lue au manomètre. De plus, la 

 presse est munie d'un dispositif de contrôle empê- 

 chant de dépasser la charge admise. .\ cet effet, 

 un cylindre plus faible que le cylindre compres- 

 seur est relié directement à ce dernier; un piston 

 se déplace librement dans ce cylindre de contrôle ; 

 étant chargé de poids correspondant à la pression 

 voulue, il se soulève lorsqu'on dépasse cette pres- 

 sion. 



p. Appareils statiques à pression constante. 

 Les premiers essais faits avec la bille de Brinell 

 ont permis de déterminer, comme nous le verrons 

 ultérieurement, la pression la plus convenable. 

 Pour l'acier, on s'est arrêté à 3.000 kilogs. 



M. Guillery a construit un appareil très ingé- 

 nieux, basé sur le principe suivant : On enfonce la 

 bille dans le métal au moyen de la pression donnée 

 par des rondelles Belleville; sous une flèche déter- 

 minée, ces rondelles interviennent pour limiter la 

 pression. L'appareil (fig. 6) est disposé pour agir 

 par une pression statique ; il se compose d'une boîte 

 cylindrique en acier A, vissée sur un fond-socle B et 

 contenant les rondelles Belleville U et une cale de 

 réglage C. La pression des rondelles est transmise 

 à la bille E au moyen d'un support D. Cet ensemble 

 constitue l'appareil de mesure. 



Au-dessus se trouve une presse à levier servant 

 à comprimer l'échantillon sur la bille jusqu'au 

 moment où, la charge étant suffisante, les ron- 

 delles s'aplatissent et la bille s'éclipse. Cette presse 

 est constituée par un étrier G muni d'une vis de 

 calage Q, qui sert à transmettre l'efl'ort, mais non à 

 exercer une pression ; dès qu'il y a contact, le 

 frottement empêche de continuer à serrer. 



Une des extrémités de l'étrier G est articulée à 



Fi^'. 6. — Appareil statique Guillery jjour l'essai à la 

 bille. — A, boite cylindrique; B, fond-socle: C, cale de 

 réglage; D, support; E. bille: G, êtrier; Q. vis de calage; 

 U, rondelles Belleville. 



un axe excentrique I, mû par un levier 0. L'excen- 

 tricité étant de lo millimètres, il en résulte que, 

 par une rotation du levier de 180°, on baisse 

 l'échantillon de cette quantité. En recommençant 

 au besoin jusqu'à ce que la bille ne s'enfonce plus. 



