L. GUILLET - MÉIHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 667 



Le marteau, qui pèse 10 à 13 kilogs et tombe 

 d'une hauteur de 4 mètres, est terminé par un cou- 

 teau dont la longueur est déterminée par la consi- 

 dération suivante : il faut que l'éprouvetle soit at- 

 teinte par le couteau avant que le dessous du mar- 

 teau ne vienne frapper la plate-forme. 



Dans ces conditions, le marteau venant à tomber, 

 l'éprouvette se rompt ou se plie; aussitôt après, le 

 dessous du marteau, lequel ne possède plus que 

 l'énergie que 

 n'a pas con- 

 sommée l'é- 

 pro u ve tte , 

 vient en con- 

 tact avec la 

 plate - forme 

 et comprime 

 les ressorts. 

 On mesure 

 la hauteur 

 dont ces res- 

 sorts s'afl'ais- 

 sent, ceci par 

 r in terme - 

 diairc d'un 

 coulisseau à 

 frottemeni 

 doux qui bu- 

 te contre la 

 plate -forme. 

 L' appareil 

 Charpy ifig. 

 2) est compo- 

 sé d'un pen- 

 dule ose i I- 

 lant, à l'ex- 

 trémité du- 

 quel se trou- 

 V e u n c o u - 

 teau spécial 

 pcrmellant 

 (le rompre 

 l'éprouvette. 

 Le pendule 



est monté à une hauteur connue: on le laisse 

 tomber : dans son oscillation, il rencontre l'éprou- 

 vette placée à la partie inférieure, la rompt et 

 remonte à une certaine hauteur. De la dilTérence 

 de hauteur H — /;, on peut déduire l'énergie con- 

 sommée par l'éprouvette pour se rompre ; d'ailleurs, 

 comme on maintient H constante, on peut graduer 

 un cercle sur lequel se déplace le pendule après 

 avoir cassé l'éprouvette et lire directement, non pas 

 la hauteur à laquelle il arrive, mais bien le travail 

 absorbé par l'éprouvette. 

 On a justement reproché au premier appareil de 



Fig. -2. — Mnnlon-jirndulu de M. Charpy, i<^' modèle 



M. Charpy d'être trop volumineux et même trop 

 dangereux à manipuler, et, de plus, de ne pas enre- 

 gistrer le résultat de l'expérience. 



Pour répondre à ces critiques, M. Charpy a créé 

 un appareil de laboratoire (fig. 3), très peu volumi- 

 neux et qui ne présente plus aucun danger d'opéra- 

 lion; enfin, il a placé une aiguille qui se déplace en 

 même temps que le pendule pendant sa chute, 

 mais qui demeure en place quand le pendule re- 

 vient en ar- 

 rière. 



L' appareil 

 Guillery est 

 basé sur le 

 principe sui- 

 vant : Un vo- 

 lant tourne à 

 une vitesse 

 connue; il 

 porte une es- 

 pèce de cou- 

 teau en for- 

 me de bec. 

 Le volant 

 tournant à 

 une vitesse 

 connue, un 

 déclanche- 

 ment parti- 

 culier, que 

 nous décri- 

 rons plus 

 loin, permet 

 d'assurer l'é- 

 prouvette 

 sous le cou- 

 teau qui la 

 brise;onnote 

 la diminu- 

 tion de vi- 

 tesse du vo- 

 lant qui es 

 la cous é 

 quence de 

 l'énergie consommée parla rupture de l'éprouvette 

 et l'on en déduit cette énergie même. 



Le mouton Guillery (fig. 4), qui se distingue de 

 tous les autres appareils destinés aux essais au 

 choc par son faible encombrement, est constitué en 

 principe par un volant d'acier de dimensions con- 

 venables, parfaitement équilibré, portant sur sa 

 jante le couteau qui doit rompre les éprouvettes. 

 Le volant B repose par son axe sur deux paliers 

 aménagés pour roulement sur billes en temps ordi- 

 naire, et par contact de surfaces suffisantes au 

 moment du choc. Les paliers sont fixés^à un bâti 



