CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



à un Mémoire de M. Harms, publié dans un récent 

 numéro d'un périodique de pliysique allemand '. 



Le [diotomètre proprement ilit est représenté parla 

 figure 1 en section longitudinale. La partie principale 

 de cet appareil est une pile Z, contenant une couche R 

 de rubidium hautement sensible, placée dans un vide 

 avancé à l'hydrogène, avec une électrode annulaire Pt 

 en platine. Cette pile est renfermée dans une boite en 

 métal B, étanche à la lumière; les l'onnexions exté- 

 rieures des électrodes sont formées par des vis ft, h^, 

 isolées à l'ambre. La lumière tombe à travers un dia- 



/" ecjitt/v\fy/^ 



Fig. 1. — Sfriion longiluilinalc du photomhtre photo-élec- 

 triijni'. — Z. pile; H, conclic de nibiilliim: Pt, électrode de 

 lilalino: B. boite étanche: /;,, /;., vis: .1. diapliragme iris; 

 Ci. Iidie: S, écran: T, lurl)ine envoyant de l'air par les 

 canaux \\\{: D, support: A, axe vertical: H, axe hori- 

 zontal: C, pointage; X, niveau. 



phragme iris J, dans le tube C, sur une |daque en verre 

 violet, dépolie d'un côté. La lumière diffuse émise par 

 cette dernièi'e produit l'effet photo-électrique qu'il 

 s'agit de mesurer. 



Comme la sensibilité à, la lumière est modifiée dans 

 une mesure notable par toute variation de température, 

 les efl'ets calorifiques peiturbateurs doivent être écartés 

 de la pile. Ce résultat est obtenu, d'abord, grâce au 

 verre violet, qui absorbe tous les rayons d'une longueur 

 d'onde supérieure à 500 |ji,j., puis au moyen de l'écran S, 



' Physikalischo Zeilschpitt, a" 17, 1906. 



qui élimine tout rayonnement direct, et enfin par le 

 poli brillant des parois extérieures du photomètre ou 

 par une couche de vernis blanc recouvrant ces der- 

 nières. 



Dans le cas d'une grande intensité du rayonnement 

 solaire, ces mesures de précaution seront supplémen- 

 tées par un courant d'air permanent, as|iiré à travers 

 la boîte contenant la pile, au moyen d'une puissante 

 turbine T, actionnée par un mouvement d'horlogerie. 

 Les canaux RR, à travers lesquels l'air est admise sont 

 enroulés en hémicycles; ils sont noircis à l'intérieur 

 de façon à éloigner toute lumière étrangère. La tem- 

 pérature de la pile photométri.que peut être, de cette 

 manière, maintenue constante à quelques degrés près, 

 pendant plusieurs heures consécutives, ce qui évite 

 toute faute appréciable due au coefficient de tempéra- 

 ture de la sensibilité lumineuse, kim de contrôler 

 ce fait, on peut lire la température du compartiment 

 intérieur B à tout moment voulu, sur un thermomètre 

 accessible de l'extérieur. 



L'ensemble de l'instrument est monté sui' la plaque D, 

 supportée par des vis de réglage, de façon à pouvoir 

 tourner autour d'un axe vertical A 'et d'un axe 

 horizontal H (dans ce dernier cas, au moyen d'une vis 

 micrométrique). Un petit dispositif de po'intagi^ C sert 

 c\ diriger l'appareil vers le Soleil. Si l'image de ce der- 

 nier, projetée par la ligne antérieure de ce dispositif, 

 coïncide avec les fils croisés situés dans le plan focal, 



Fi^', 2. — Disposition du circuit électrique du /ili.jiowèlri'. 

 — Hb. électrode du rubidium; Pt, électrinlc i\r plalhif: 

 li, piles; K, commutateur; G, galvaimoirin'. 



le photomètre pointera vers le Soleil. I.r uivrau X 

 étant ajusté, une échelle attachée à H, et glissant le 

 long d'un vernier, indique l'angle foiiui' entre l'axe du 

 idiiitiimètre et l'horizon, et par là l'altitude du Soleil, 

 à 2 degrés près. Une calotte étanche à la lumière 

 permet de fermer entièrement le tube G; le galvano- 

 mètre ne donne alors aucune déviation appréciable, 

 co qui démontre l'absence de toulr lumière étrangère 

 et de tous défauts d'isolement. 



La disposition du circuit est représentée par la figure 2. 

 est une batterie de six piles sèches, dont le pôle 

 positif est relié à l'anneau de platine et au pôle néga- 

 tif, à travers le commutateur K, le galvanomètie G et 

 l'cMiduit Rb de la pile. 



Les expériences préliminaires avaient di'montré l'al- 

 lure proportionnelle des élongations du galvanomètre 

 et des intensités lumineuses. Les auteurs s'en étaient 

 convaincu au moyen de la lumière du Soleil à midi 

 (c'est alors que l'altitude reste constante pendant assez 

 longtemps), en variant l'ouverture du diaphragme- 

 iris, ainsi qu'à l'aide d'une lampe à arc dont on modi- 

 fiait la distance. Comme les élongations du galvano- 

 mètre ne variaient que d'environ 2 °, „ par suile d'une 

 variation de îi ",„ du potentiel de la batterie, les modi- 

 fications de la force électromotrice dues aux variations 

 de température ne pouvaient exercer aucune influence 

 ap|iréciable. 



La relation entre l'altitude du Soleil et son rayonne- 

 ment s'est trouvée être exprimée par la formule : 



1 



où So est la constante solaire (en unités arbitraires), 

 c'est-à-dire l'intensité lumineuse à l'extrême limite de 

 l'atmosphère, l'altitude du soleil, et p le coefficient 

 de transparence de l'air (d'une valeur imiyenne de 0,72). 



