1(118 G. CONTREMOULINS — LA RADIOGRAPHIE APPLIQUÉE AU DIAGNOSTIC MÉDICAL 



I ions sont plus giaiules i| ue les pari les correspon da n- 

 |0s de robjel,et «/est elle-même plus petite que ah. 



F 



/ \ 



/! \ 



! t. ^ 



I-i" 



Par conséquent, si rdhsei'valeur fait un examen 

 ladioscijjiique, il devi'a se rap])eler que les parties 

 de 1 organisme paraissent toujours plus grandes 



«pi'elles ne sont réellement, sauf celles qui s^nt au 

 contact de l'écran, et que cet arjniiidissement va en 

 croissant au fur et à mesure que les parties consi- 

 dérées sont plus éloignées du plan récepteur; c'est 

 la perspective radioscopique et radiographique. 



Si, au contraire, l'observateur regardait ce cube 

 en perspective aérienne, se trouvant en Œ ffig. 1), 

 il le verrait au travers du tableau TT, et les diffé- 

 rentes parties de cet objet donneraient des images 

 plus petites quelles, .sauf pour celles qui seraient 

 au contact du tableau; cette diminution serait 

 d'autant plus accentuée que les parties considérées 

 seraient plus éloignées du tableau. En efl'et, ici 

 c'est a'Jy correspondant à AB qui est plus petite 

 que d'c' correspondant à DC. 



La perspective radioscopique ou radiographique 

 est donc une Iraduction inverse de celle que donne 

 la pers])ective aérienne. Or, tous instinctivement 

 nous éprouvons qLiotidiennement cette dernière; 

 c'est elle qui nous lait ajiprécier la distance qui 

 nous sépare d'un point quelconque de l'espace. 

 Lorsque l'observateur n'a pas reçu une éducation 

 préalable, il est tenté de lire l'image radioscopique 

 ou l'épreuve radiographique comme une reproduc- 

 tion de perspective aérienne, une photographie 

 ordinaire; c'est ce qui explique pourquoi les méde- 

 cins ne savent pas reconnaître le côté droit et le 

 côté gauche du sujet lorsqu'ils sont en présence 

 des épreuves radiographiques. 



La ligure 3 est le résultat de la superposition des 

 figures 1 et 2 ; on peut y constater que nous avons 

 placé le point d'observation Œ sur la même droite 

 que le foyer F; cette droite correspond au rayon 

 perpendiculaire au plan récepteur (rayon normal). 

 Comme cette question est très importante, nous 

 avons, dans la iigure -4, effectué le rabattement de 

 plan et ligure en noir ce que donnerait la perspec- 

 tive aérienne, en grisé la projection orthogonale. 

 La plus grande image, marquée en traits pleins, 

 représente la projection radiographique du cube. 

 On peut observer, à l'aide du tracé en pointillé, qu'il 

 y a véritablement inversion entre la traduction 

 perspective et la projection radiographique. 



Ainsi, la perspective radiographique permet 

 d'apprécier sur une épreuve la position qu'occu- 

 pait l'organisme par rap])ort au plan récepteur au 

 moment de l'examen. 11 existe un second moyen 

 de déterminer, d'après une épreuve, dans quel sens 

 un organisme a été radiographié; comme le pré- 

 cédent, il est fonction de la distance qui sépare 

 l'objet du foyer d'émission, mais il est la consé- 

 ([uence de la dimension de ce dernier. Le foyer des 

 lubes de Crookes est constitué par une petite sur- 

 face (1 à 3°"") ; il en résulte que chacune des parties 

 de l'organisme est traduite par une image" floue » 

 (sauf pour les parties qui sont au contact de la 



